I 



I 



Die orgaiiischo Mikroanalyse nach Fritz Pregl. ß^^ 



für die Verbindung dieses mit dem Natronkalkrohr '2binn/ lange Stücke 

 ab. gibt sie in ein starkwandiges Kölbchen mit geschmolzenem Vaselin 

 und evakuiert dieses mit der Wasserstrahlpumpe auf dem siedenden Wasser- 

 bad. Dabei entweicht unter Schäumen die Luft aus den Toren der Schlauch- 

 stücke. Damit nun das Vaselin in die Poren und Risse eindringen kann. läUt 

 man wieder Luft in das Kölbchen ein und wiederholt das Evakuieren und 

 Lufteinlassen so lange, bis kaum noch Luftblasen aus den Schlauchstücken 

 entweichen. Diese werden dann aus dem warmem \'aselin herausgenommen, 

 abtropfen gelassen und außen und innen gut abgewischt. Um sie bei spä- 

 terem Gebrauch vor unnützem und schädlichem Drücken zu schützen und 

 um ihnen eine größere Starrheit zu geben, umwickelt man sie mit einer 

 l'apierhülle, die man in der Weise herstellt, daß man einen längeren, etwas 

 l)reiteren Schreibpapierstreifen als das Schlauchstück auf der einen Seite 

 mit Kleister bestreicht und dann das Schlauchstück, an dem einen Ende 

 des Streifens beginnend, einrollt. Dabei soll der Schlauch in ,') — ^lOfacher 

 Lage umhüllt werden, ohne daß eine Falte oder ein Zwischenraum ent- 

 steht. Nach eintägigem Trocknen schneidet man den über das Schlauch- 

 stück vorstehenden l'apierrand ab. ^'or Gebrauch sind die Verbindungs- 

 stücke, um sie leicht auf die Ansatzröhrchen schieben zu können, mittelst 

 eines auf einem Stahldraht fest aufgewickelten Wattebäuschchens, das mit 

 einer Spur Glyzerin befeuchtet wird, innen auszuwischen. L)a jeder Glyze- 

 rinüberschuli schädlich ist, muß das Schlauchlumen hernach mit einem 

 trockenen, möglichst faserlosen Wattebäuschchen gründlich ausgewischt 

 werden. 



Die Mar/otfr^che Flasche dient dazu, um die infolge der kapil- 

 laren Verjüngungen in den Absorptionsapparaten entstehenden Reibungs- 

 widerstände zu überwinden und besonders an der Verbindungsstelle zwischen 

 Schnabel des Verbrennungsrohres und Chlorkalziumrohr annähernd den Druck 

 des Barometerstandes herzustellen, leistet al)er, wie später erwähnt werden 

 soll, auch sonst noch gute Dienste. 



In der unten seitlich unircbraclitou ruhiilatiir der ein Liter fassenden Flasche MFI 

 i Fig. 220) ist mittels eiues einfach gebohrten Korkes der rechtwinklig abgehogeue 

 kürzere Teil eines ■liiini weiten (ilasrohres drehbar angebracht, dessen langer Teil min- 

 destens bis zur oberen Mündung der Flasclie reichen muB und dessen Ende nach vorne 

 sdiwach abgebogen ist. Zum Flinstecken dieses ..Hebels der Jt/Wr/o/^'schen Flaschen- 

 kind Kautschvikstoi)feu nicht geeignet, da sie das Glas federnd festhalten. Die oberem 

 <">ifnung der Flasche wird mit einem doppelt durchbohrten Kautschukstopfen versehen, 

 dessen eine Bohrung bei Gebrauch mit einem Glasstab verschlossen ist, während durch 

 die andere Bohrung eine zwcinuil reclitwinkelig gebogene Glasröhre von mindestens 

 2 t)nn Lumen bis nalie an den Boden der Flasche gesteckt ist. Das freie Fhule dieses 

 (ilasrohres ist durcii einen Kautschuksclilaucii mit einem kleinen Chlorkalziumrolir ver- 

 bunden, weldies wiedin- dnrcli ein Schlauchstiick mit dem Ende des Xatnmkalkrohres 

 in XerbindunL' stellt. 



Bevor nun die Austuhi-ung einer Kohlenstoff-Wasserstoffanalysc be- 

 schrieben werden kann, müssen mehrere aus einer Fnzahl von Versuchen 

 ermittelte Ik'obachtungen und Bedingungen besprochen werden, die für 

 das tadellose Gelingen als unbedingt notwendig erkannt wurden. 



