Die organische Mikroanalyse nach Fritz Pregl. (^g5 



<limgi'ii zwischen den Absorptionsapparateii und dem Verbrennungsrohr 

 die Yerbrennungsprodnkte ohne Verluste und ohne fälschlichen Gewichts- 

 zuwachs zu gewinnen. 



Mittels der J/«/70^/eschen Flasche können wir aber auch die nach 

 erfolgter Verbrennung- der Substanz durchgeleitete Luftnienge an dem ab- 

 tropfenden Wasser messen und besonders bei sehr wasserstoffreichen \ev- 

 bindungen das Wasser restlos in das Chlorkalziumrohr hineinbringen, was 

 ohne Anschalten der Mariotteschen Flasche nur sehr schwer oder gar 

 nicht gelingt. 



Die Mariottesche Flasche findet ferner bei der Eichung des Blasen- 

 zählers Verwendung und wird benützt, um durch frisch gefüllte Absorp- 

 tionsapparate einen Luftstrom durchzusaugen. 



Für die richtige Handhabung der Mariott eschen Flasche zur Her- 

 stellung der erforderlichen Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse ist die 

 genaue Einhaltung folgender drei Kegeln erforderlich: 



..l. Durch \'erbindung des Schnabels des Verbrennungsrohres mit 

 der Mariotteschen Flasche ermittelt man jene Blasenfrequenz, bei der 

 o — 4 cm^ (ras den Querschnitt des Rohres in der Minute durchströmen, 

 gemessen im Meßzylinder am abfließenden Wasser. Diese Stromgeschwin- 

 digkeit ist durch unendlich viele Stellungen des Druckreglers bei ent- 

 sprechender Neigung des Hebels an der Mariotteschen Flasche zu erzielen. 



2. Nach Lösen der Verbindung mit der Mariotte^^chen Flasche stellt 

 man den Druckregier so ein. daß man die unter 1. ermittelte Blasen- 

 l'requenz dadurch Avieder erzielt. Dieser Bedingung entspricht nur eine 

 einzige Stellung des Druckreglers, die für dieses Bohr von nun ab bei- 

 behalten bleiben muß. 



3. W^enn nun die Absorptionsapparate ohne die Mariottesche Fla.sche 

 bei Beginn der Verbrennung angefügt werden, so tritt eine ^'erlangsamung 

 <ler Blasenfrequenz ein. Durch Verbindung der Mariotteschen Flasche mit 

 den Absorptionsapparaten und Handhabung ihres „Hebels" überwindet man 

 die Reibungswiderstände in den Absorptionsapparaten in dem Maße, daß 

 wieder dieselbe Blasenfrequenz zustande kommt, wie sie in 1. und 2. ohne 

 Absorptionsapparate festgestellt wurde. Ferner soll bemerkt werden, daß 

 ein um etwa 5 — 10 »im stärkeres Saugen mit der Mariotteschen Flasche 

 weniger nachteilig ist als das Zustandekommen eines positiven Innen- 

 druckes in den Absorptionsapparaten, was immer zu Kohienstoff-Wasser- 

 stoffverlusten führt, während ein etwas stärkeres Saugen bei tadellosen 

 Kautschukverbindungen eher noch korrekte Werte liefert, weil der im- 

 prägnierte Schlauch fast nichts abzugeben vermag. Mit schadhaft gewor- 

 denen Kautschukverbindungen — und dies betrifft namentlich das Stück 

 zwischen Schnabel und Chlorkalziumrohr — erhält man aber bei noch stär- 

 kerem Saugen mit der Mariotteschen Flasche unbedingt zu hohe Werte für 

 Kohlenstoff und Wasserstoff." 



Hat man Verbindungsschläuche von ganz hervorragender Qualität 

 zur Verfügung, die sorgfältig imprägniert worden waren, so kann man 



