HS.S 



Hans Lieb. 



nicht oder nur vorgetrocknete Substanz ein. Hierauf stellt man das Schiff- 

 chen ohne Wagegläschen auf einen Kupferblock und bringt es in den 

 Exsikkator. Diese kleine Substanzinenge ist in verhältnismäßig kurzer Zeit 

 auf Gewichtskonstanz getrocknet. Die neuerhche Wasseranziehung beim 

 Herausnehmen aus dem FAsikkator kann durch rasches Einführen und 



l-if!. 225. 



vt- 



o 



Wägegläsclieu. (Xatürl. GvMr.) 



^'erschlieIJen in das zuvor schon bereit gestellte Wägegläschen ganz ver- 

 mieden werden.*Bei dieser W^äguug ist auf eine allenfalls in der Zwischen- 

 zeit > eingetretene|Nullpunktsverschiebnng zu achten. 



^ Solinbei *hoher TemperaturJ unter Atmosphärendruck ge- 

 trocknet '.werden, so benutzt man dazu den Trockenblock (Fig. •226). 



Kig. ^26. 



'riockeublock mit jNIikrobronner und Thermometer in ViTwendnng. (' ^ uatiirl. Grülie.) 



Y.S ist dies ein Kupferblock von etwas größerer Dimension als der früher 

 erwähnte Wägeblock mit konkaver Oberfläche und einer seitlichen Bohrung 

 zum Einstecken eines Thermometers. Der Block liegt auf einem Eter- 

 nitring auf, wird durch drei Füße 5 cm über der Tischplatte gehalten 

 und wird durch einen Mikrobrenner, seiner eigentümlichen Gestalt wegen 

 auch Dackelbrenner genannt, von unten erhitzt. Durch eine feine Ein- 

 stellschraube am Dackelbrenner läßt sich die Temperatur sehr genau re- 

 gulieren. Bis auf 150" sind die Temperaturangaben für die im Platin- 

 schiffchen mitten auf der konkaven Oberfläche befindliche Substanz hin- 



