700 Hans Lieb. 



Röhre handelt, andrerseits auch aus den besten Handelssorten bereitete 

 Laugen nicht ohneweiters schaumfrei zu erhalten sind. 



Man löst 200 <7 KaUumhydroxyd in Stangen in 200 cm' Wasser, gibt 

 zur noch heißen Lösung 5 g fein gepulvertes Bariumhydroxyd und schüttelt 

 kräftig um. Hierauf läßt man die Hauptmenge des Niederschlages sich 

 absetzen und völlig erkalten und filtriert durch einen Trichter über etwas 

 Glaswolle und Seidenasbest, wobei das zuerst Durchfiltrierte mehrmals 

 aufgegossen werden muß, bis man ein ganz klares Filtrat erhält. Das 

 Filtrieren kann rascher durch Absaugen im Goochtiegel erfolgen. Von 

 dieser nun absolut schaumfreien Lauge bringt man soviel in das Azotometer, 

 daß außer diesem noch ungefähr ein Drittel der Birne vollgefüllt ist. 



Die Vorbereitung der Substanz und die Ausfübrunj? 

 der Bestimmung. 



Das Abwägen der Substanz erfolgt in selbst angefertigten Wäge- 

 röhrchen, die eine Länge von oO—ob mm und einen Durchmesser von 



Fig. 231. 



I) < > 



Wiigpnihrchen rnit Glaspfropf nntl Aluininluragriff. (Xatürl. (jröße.) 



ungefähr 4 mm am offenen und 2 — 3 mm am geschlossenen Ende haben. 

 Hygroskopische Körper wägt man in ebensolchen Röhrchen ein, die durch 

 einen gut passenden Glasstopfen mit dünnem Griff verschließbar sind 

 (Fig. 2ol). L'm das Röhrchen bequem angreifen und auf die Wage legen 

 zu können, ohne es stark zu erwärmen, steckt man es in eine Spirale 

 von Aluminiümdraht, von dem das eine seitlich vorragende Ende zu einer 

 Öse umgebogen ist. Nachdem man einmal das Gewicht des leeren Röhrchens 

 ungefähr bestimmt hat, füllt man es mit der zu analysierenden Substanz, 

 reinigt es außen durch Abpinseln und bestimmt nun das Gewicht des 

 Röhrchens mit der Substanz auf drei Dezimalen genau. Aus dem Wiige- 

 röhrchen kann man dann eine entsprechende Menge — die geeignetste 

 Einwage sind o — 4 mg — in ein Mischröhrchen bringen, wozu man 

 ein kleines Reagenzglas von etwa 10 mm Länge und 10 mm Durchmesser 

 wählt, das durch einen gut passenden, möglichst porenlosen Kork zu 

 verschließen ist. Röhrchen und Kork werden zuvor mit feingepulvertem 

 ausgeglühtem Kupferoxyd ausgespült. Das Abfüllen der Substanz in das 

 Mischröhrchen hat, um Verluste zu vermeiden, mit einiger Vorsicht zu 

 erfolgen. Man faßt zu diesem Zwecke das geschlossene Ende des Wäge- 

 röhrchens mit einem reinen Gazeläppchen und bringt es in horizontaler 

 Lage über das schief gehaltene Mischröhrchen. Durch Klopfen und Drehen 

 des Wägeröhrchens füllt man die nötige Menge ab, achtet genau darauf, 



