702 Hans Lieb. 



kommen mit Lauge, so daß noch etwas Lauge in die trichterförmige Er- 

 weiterunir über den Hahn austritt. Die Birne wird auf die Tischplatte 

 gelegt und nun mit der Hahnspindel des Zwischenstückes die Stromge- 

 schwindigkeit so eingestellt, daß in der Sekunde 1 — 2 Blasen in das Azoto- 

 meter eintreten. Jetzt hat man an der Größe und Schnelligkeit der 

 aufsteigenden Blasen zu beurteilen, ob alle Luftanteile aus der Apparatur 

 vordrängt sind und ob der Kippsche Apparat genügend entlüftet ist. Bis 

 auf einen minimalen Anteil wird jede Blase schon im unteren Teile des 

 Azotometers verschwinden. Diese kleinsten Gasreste sind erst dann als 

 einwandfreie sogenannte ..Mikroblasen"' zu bezeichnen, wenn sie außer 

 ihrer Kleinheit bei Betrachtung durch die Lupe auch noch die Eigen- 

 schaft zeigen, einander in der engen Meßröhre einzuholen und in Zeilen 

 ^ordnet langsam emporzuschweben. Falls dies nicht der Fall ist. muß die 

 Säure im Kohlensäureapparat abermals hochsteigen und noch einige Minu- 

 ten Kohlendioxyd durchstreichen gelassen werden. Hat man eiuAvandfreie 

 Mikroblasen erzielt, dann schließt man den Hahn des Kippschen Apparates, 

 öffnet den Hahn des Zwischenstückes am Azotometer, sieht darauf, daß 

 der Rohranteil über dem Langbrenner genügend glüht, bringt das kurze 

 Drahtnetzröllchen an die Stelle des zuletzt eingefüllten drahtförmigen 

 Kupferoxydes und stellt die eben entleuchtete, voll aufgedrehte Flamme 

 des beweglichen, mit Schornstein versehenen Bunsenbrenners BB darunter. 

 Sogleich macht sich die Erhitzung im Aufsteigen von Gasblasen im Azoto- 

 meter bemerkbar. Steigen keine Blasen mehr auf, so kann man mit dem 

 Bunsenbrenner und Drahtnetzröllchen einige Millimeter weiterrücken. Unter- 

 dessen hebt man die Birne nochmals hoch, öffnet den Hahn des Azoto- 

 meters und läßt die bis jetzt aufgestiegenen Mikroblasen. die auch Trü- 

 bungen der Lauge mitgerissen haben, nach oben austreten, schließt sofort 

 wieder und senkt die Birne. Nun ist die Verbrennung der Substanz durch 

 ^'orrücke^ mit dem Brenner und Röllchen in der Weise vorzunehmen, 

 daß niemals mehr als 1 Blase in 3 Sekunden im Azotometer auf- 

 steigt. Man rückt immer erst dann vor, wenn die Blasenentwickluug 

 bedeutend langsamer geworden ist; geht man nämlich rascher vor, so 

 läuft man Gefahr, zu hohe Stickstoffwerte zu erhalten, da dann dem 

 Stickstoff Kohlenoxydgas beigemengt sein kann. Hat man schließlich die 

 ganze RohrfüUung bis zum Langbrenner durchgeglüht und steigen keine 

 Blasen mehr auf, so schließt man den Hahn des Zwischenstückes und 

 öffnet den Hahn des Kippschen Apparates. Nun hat man den Hahn des 

 Zwischenstückes so einzustellen — und zu diesem Zwecke trägt die Hahn- 

 spindel einen langen Hebelarm am Griff — , daß niemals mehr als 

 2 Blasen in drei Sekunden in das Azotometer eintreten können. Gerade 

 dabei macht der Anfänger häufig Fehler, indem ihm zu Beginn der Aus- 

 treibungsperiode auf einmal eine größere (iasmenge in das Azotometer 

 gelangt. Während der x\ustreibung des Stickstoffes glüht man mit dem 

 beweglichen Brenner nochmals das Rohr von der Eintrittsstelle des Kohlen- 

 dioxvdstromes bis zum Langbrenner rasch durch. 



