710 Hans Lieb. 



reduziert. Ob man aber alle diese Abänderungen als eine Vereinfachung 

 der Methode bezeichnen kann, zumal sie durchaus nicht allgemein anwend- 

 bar sind, möge der Leser selbst entscheiden. 



Um die Verbindung des Verbrennungsrohres mit dem Trockenapparat 

 unter Ausschluß von Kautschuk herzustellen, bringt er über das etwas 

 verjüngte hintere Ende des Verbrennungsrohres eine übergreifende auf- 

 geschliffene Glaskappe mit langem Schliff an, die sich nach der anderen 

 Seite zu einer Kapillare verjüngt und mit dem Trockenapparat verschmolzen 

 ist. Dazu ist zu bemerken, daß gerade an dieser Stelle ein gut passender 

 Kautschukstopfen ebenso gut Verwendung finden kann, weil er ja an dieser 

 Stelle immer nur der Zimmertemperatur ausgesetzt ist. 



Dnhsk)/s Absorptionsapparate, den röhrenförmigen Apparaten 

 von Preffl nachgebildet, sind ebenfalls mit Schliff versehen, so daß die 

 Füllung jederzeit leicht erneuert werden kann. Nur kittet er den Schliff 

 nicht ein, sondern dichtet ihn durch sorgfältiges Einfetten. Die Ansatz- 

 röhr chen der Apparate stecken zur Erlangung größerer Gewichtskonstanz 

 in kleinen Verschlußröhrchen und kommen mit diesen Röhrchen ver- 

 sehen zur Wägung. Jeder der Apparate wird ferner in zwei passenden 

 Präparatengläscheu eingeschlossen, die durch einen Schliff miteinander 

 verbunden werden können. Auf diese Weise erhält er die Apparate lauge 

 Zeit völlig gewichtskoustant und bewahrt sie so auf. In der früher er- 

 wähnten neuen Publikation in den Berichten beschreibt Dubsky eine 

 neue Form von Absorptionsapparaten, die von der Firma Bender 

 c^' Hobein (Zürich) in den Handel gebracht v\erden. Sie sind ebenfalls 

 röhrenförmig, tragen aber an jedem Ende einen drehbaren Glashahn, dessen 

 mindestens 1 mm weite Bohrung mit den seitlich angesetzten , aber nicht 

 verengten Zu- und Ableitungsröhrchen in Kommunikation gebracht werden 

 kann. Diese Apparate gewährleisten einen luftdichten Abschluß der Rohr- 

 füllung gegen die Außenluft und natürlich dadurch große Gewichtskonstanz. 

 In ihrer jetzigen Form sind sie leider schwer zu reinigen und abzu- 

 wischen, was sich dadurch bemerkbar macht, dal') bei einmaligem Drehen 

 der Hähne und darauffolgendem Abwischen das Gewicht meist nur mit 

 einem Fehler bis zu 0"02 oder gar 0*5 w?<7 reproduziert werden kann. 



Als ein besonderer Rückschritt in bezug auf die erstrebte Genauigkeit 

 und sorgfältige Vermeidung von Fehlereinflüssen ist die ^'erwendung zweier 

 Absorptionsapparate für die Wägung des Kohlendioxydes statt eines ein- 

 zigen zu bezeichnen; denn jeder der beiden kann entweder infolge der 

 Vorbereitungen für die Wägung durch unvollkommenes Abwischen fehler- 

 hafte Gewichtsveränderungen von einigen Hundertstel Milligrammen er- 

 fahren, bei seiner alten Form, weil der Schliff nur gefettet und nicht ge- 

 kittet ist; bei seiner neuen Form, weil an den Enden der Röhrchen das 

 sorgfältige allseitige Abwischen überhaupt kaum zu erreichen ist. Sind die 

 Fehler mit positiven Vorzeichen bei beiden Apparaten versehen, so wächst 

 das Gewicht natürlich, sind die Fehler aber entgegengesetzt, was wohl 



