Die organische Mikroanalyse nach Fritz Pregl. 711 



höchst selten der Fall sein dürfte, so wird man zufällig' das wahre Gewicht 

 des eingeströmten Kohlendioxydes treffen. 



Duhsky hat seine Publikation veröffentlicht, getragen von der Ab- 

 sicht, seine Vereinfachungen dem Leserkreise dadurch sympathischer er- 

 scheinen zu lassen, daß er in allem und jedem sich stereotyp an die bei 

 der Makroanalyse geübten Gepflogenheiten und Gewohnheiten anlehnt. Dies 

 veranlaßt ihn, wieder zur endständigen Kupferspirale bei der Stickstoff- 

 bestimmung zu greifen und bei der Kohlenstoff-Wasserstoffbestimmung mit 

 Ausdrücken, wie ..schnell" und ^.langsam", dort sein Auslangen zu finden, 

 wo Pregl auf Grund vielfältiger und mühsamer Versuche zahlenmäßige 

 Ausdrücke für die Stromgeschwindigkeit und damit für die zeitliche Be- 

 rührungsdauer der brennbaren Dämpfe mit den Füllmaterialien des Ver- 

 brennungsrohres gegeben hat. Es ist klar, daß Buhshj unter diesen Um- 

 ständen darauf verzichtet, zu erfahren, welches Gasvolumen in der Minute 

 den Rohrquerschnitt passiert und es mußte ihm auch gleichgültig bleiben, wel- 

 cher Druck in den einzelnen Teilen des ganzen Systems herrscht. Aus 

 diesem Grunde hat er auch auf den Druckregler, den Bremspfropf 

 und die Jia/-/o/^esche Flasche verzichtet. Bei seiner neuen Form 

 der Absorption sapparate, in denen das Strombett auch an der engsten 

 Stelle nicht unter ein MiUimeter Querschnitt sinkt, kann es allerdings 

 zu einer Drucksteigerung im Innern des Systems nicht kommen. 

 Wären daher diese Apparate ebenso extrakt abzuwischen, wie die ursprüng- 

 lich von Fregl konstruierten, sowie seine neuen mit gekittetem Schliff, 

 so könnte man dabei auf die Verwendung der 3/örio^^eschen 

 Flasche allerdings ganz verzichten. 



Die Erhöhung der Substanzmenge — Duhsky ^'erwendet in der Regel 

 6 — \2mg — gestattet ihm allerdings bis zu einem gewissen Grade, diese 

 Fehlereinflüsse zu ignorieren. — Danach stellt sich aber seine vereinfachte 

 Methode als eine solche dar, welche von vornherein mit sich vorteilhaft 

 kompensierenden Fehlern rechnet. Auch hier sei es dem Leser überlassen, 

 zu entscheiden, ob die geschilderten Vereinfachungen mit einer Vertiefung 

 der Einsichten in die sich abspielenden Vorgänge und Reaktionen einher- 

 gehen. 



Interessant ist es, daß in Duhsky?, Publikation eine Reihe von Ab- 

 bildungen von Apparaten enthalten sind, die er im Jahre 1912 gelegentlich 

 seiner Anwesenheit in Innsbruck bei Pregl gesehen hat. oder die gar von 

 Pregh Hand herrühren, wie die Abbildungen Nr. 4. 5. 6. 8. 9. 11. IIa. 

 18, 14. 



Die mikroanalytische Bestimmung der Halogene. 



wenn auch die bisher ausgearbeiteten Methoden zur quantitativen 

 Bestimmung der Halogene und auch des Schwefels in kleinen Mengen 



