18 



Hans Lieb. 



Wasserleitung und stellt das Reagenzglas zur völligen Auskühlung in ein 

 großes Becherglas mit kaltem Wasser. 



Unterdessen wägt man das Filterröhrchen, das nach dem Waschen, 

 Trocknen und Abwischen eine halbe Stunde liegen gelassen wurde. h(3ch- 

 stens mit einer Genauigkeit von 0"005»/^. Das gewogene Filterröhrchen 

 wird dann zur automatischen Absaugevorrichtung (Fig. 235) gebracht, über 

 seinen Schaft ein 1 cm. langes dickwandiges Schlauchstück S gezogen, das 

 in ein 10 mm langes Glasrohr G paßt, mit welchem sich das Filterröhr- 



FiS. 23f 



Das Absaugen von Halogensilberniederschlägen. 



(Va natürl. Größe.) 



i^ Filti-riöhrchen , S Schlauchstück , ö verschiebbare Glasröhre, 



H Heber, R weites Reagenzglas. 



chen in der Bohrung des Kautschukstopfens des Absaugekolbens in der 

 Höhe verstellen läßt. Die automatische Überführung des Halogensilber- 

 niederschlages auf die Filterschichte erfolgt mittels eines Heberrohres i7, 

 dessen llohrdurchmesser nicht mehr als 4 mm betragen soll. Der kürzere 

 Schenkel ist mit einem in den Hals des Filterröhrchens gut passenden 

 Kautschukstopfen versehen und vsird so auf das Röhrchen aufgesetzt, daß 

 sein Ende bis in die Mitte der bauchigen Erweiterung reicht. Das Heber- 

 rohr muß ebenfalls vor Gebrauch mit Schwefelchromsäure und Wasser 

 gereinigt werden. Der etwa 2bOmm lange Schenkel desselben wird in das 

 Reagenzglas B mit dem Niederschlag fast bis zum Boden eingesenkt und 

 durch Ansaugen mit der Pumpe die über dem Niederschlag stehende 

 Flüssigkeit mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 2 Tropfen in der 



