Die organische Mikroanalyse nach Fritz Pregl. 72 1 



schützen. Das Abdampfen auf dem Wasserbad kann durch Darüberblasen 

 eines durch Watte sorgfältig filtrierten Luftstromes mittels eines kleinen 

 Wasserstrahlgebläses wesentlich beschleunigt und abgekürzt werden. Wenn 

 die Flüssigkeit genügend eingeengt ist, bedeckt man die Schale wieder 

 mit einem Uhrglas und stellt sie zur Abkühlung in kaltes Wasser. 



Schon während des Eindampfens der Flüssigkeit richtet man sich 

 zum Filtrieren des Bariumsulfatniederschlages den von der Firma ..Heraeus" 

 angefertigten Mikro-Neubauertiegel her. 



Der limm hohe Tiegel hat einen oberen Durchmesser von 12 und einen unteren 

 Durchmesser von lOmin und einen feindurchlochten Boden, auf dem sich als Filter- 

 schichte ein gepreßter riatin-Iridiumschwamm befindet, der bei genügender Durchlässig- 

 keit sogar in der Kälte gefälltes Bariumsulfat zurückhält. Zum Tiegel gehört ferner eine 

 passende Bodenschutzkappe und ein Deckel. 



Befindet sich von einer früheren Bestimmung noch Bariumsulfat auf 

 der Filterschichte, so ist dieses mittels eines an einem Zündholz aufge- 

 wickelten feuchten Wattebäuschchens und durch Ausspritzen mit Wasser 

 möglichst zu entfernen. In jedem Falle setzt man aber den Tiegel, natür- 

 lich ohne Bodenschutzkappe, auf die FiltriervorrichtuugM, bestehend 

 aus einem Absaugekolben mit durchbohrtem Kautschukstopfen, durch dessen 

 Bohrung ein nach oben bis auf 10 tum Durchmesser sich erweiterndes 

 Glasröhrchen gesteckt ist. Über das weite Fiohrende ist eine passende 

 Kautschukmanschette zur Hälfte darübergezogen, während in den vor- 

 stehenden Teilen derselben der Xeubauertiegel besonders leicht nach Be- 

 feuchtung der Manschette luftdicht eingesetzt werden kann. 



Da das Absaugen des Niederschlages nur bei geringem Vakuum vor- 

 genommen werden soll, schaltet man den Absaugekolben nicht an die 

 W'asserstrahlpumpe an, sondern erzeugt das nötige Vakuum durch Ansaugen 

 mit dem Munde an einem über das Ansatzrohr des Kolbens gezogenen, 

 mit einfachem Quetschhahn versehenen Schlauche. Man wäscht nun den 

 Tiegel mehrmals mit schwach salzsäurehaltigem und reinem Wasser aus und 

 stellt ihn nach der vorsichtigen Abnahme aus der Kautschukmanschette 

 mit Kappe und Deckel versehen zum Ausglühen auf ein starkes Platin- 

 blech (Tiegeldeckel) von mindestens 30 lum Durchmesser. Dort wird er 

 zuerst mit kleiner Flamme getrocknet, wobei man vorsichtig anwärmen muß, 

 damit es nicht zur plötzlichen Dampfentwicklung kommt, und dann indirekt 

 ganz kurze Zeit zur gelinden Piotglut erhitzt. Darnach wird er mit einer 

 reinen Platinspitzenpinzette erfaßt und auf einem Kupferblock in den Hand- 

 exsikkator gebracht. Zur raschen Auskühlung stellt man ihn bald darauf 

 auf einen zweiten Kupferblock und erreicht so schon nach 10 Minuten 

 Gewichtskonstanz. \'om Kupferblock wird der Tiegel wieder mit einer 

 Platinspitzenpinzette auf die Wagschale gebracht und nur mit einer Ge- 

 nauigkeit von O'Ol mg gewogen. 



Der gewogene Tiegel wird nach Entfernung von Kappe und Deckel 

 in die zuvor befeuchtete Kautschukmanschette der Absaugevorrichtung 



') Dieses Handbuch. 5. S. 1353. Fig. 297. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. IX. 46 



