746 



Hans Lieb, 



Fig. 241. 



Apparat zur Bestimmung des Molekulargewichtes aus der 



Siedepnnktserhöhung an kleinen Önbstanzraengen. 



(1/4 natürl. Größe.; 



Nach Ineinanderstelleu 

 der Zylinder wird der zum 

 Erhitzen dienende, mit fei- 

 ner Regulierung versehene 

 Mikrobrenner durch die zen- 

 trale Bohrung der tellerförmi- 

 gen Unterlage bereits ange- 

 zündet, bis ungefähr 15 mm 

 unter das kleine Kupferdraht- 

 netz geschoben, um die Glas- 

 zyhnder vorzuwärmen, wäh- 

 rend man die Substanz her- 

 richtet und einwägt. Vor 

 jeder Bestimmung wird das 

 Siedegefäß mit Schwefel- 

 chromsäure, Wasser und Al- 

 kohol sorgfältig gereinigt 

 und unter Durchsaugen von 

 Luft getrocknet. Dann spannt 

 man es in die untere Stativ- 

 klemme, gibt die zur Erzie- 

 lung gleichmäßigen Siedens 

 erforderlichen frisch ausge- 

 glühten kleinen Platin-Tetra- 

 eder (etwa 3 (/) hinein , füllt 

 aus einer ausgewogenen Pi- 

 pette ib cm^ Lösungsmittel 

 ein und senkt sofort das Beck- 

 maitnsche Thermometer mit- 

 tels eines gut eingepaßten 

 Korkes soweit ein. daß das 

 Quecksilbergefäß bis knapp 

 an die Tetraeder heranreicht, 

 ohne sie zu berühren, und 

 klemmt sein oberes Ende in 

 der oberen Stativklemme fest. 

 Darauf wird sogleich der 

 Innenkühler in Tätigkeit ge- 

 setzt und das Rohr zum 

 Eintragen der Substanz mit 

 dem Glasstopfen verschlossen. 

 Durch Drehen und Verschie- 

 ben der Eisenstange, an der 

 das Siedegefäß und das Ther- 

 mometer mittels der Klemme 



