750 Hans Lieb. Die organische Mikroanalyse nach Fritz Pregl. 



Teil aber in einer Länge von 30 — Sbmm auf lOww erweitert ist. Das obere Ende ist 

 trichterförmig erweitert, das untere Ende aber senkrecht zur Achse eben abgeschliffen 

 und poliert, damit beide Röhren gut aufeinander passen. 



Die Nutsche wird zusammengestellt, indem man zwischen die beiden 

 Schlifü'lächen ein mit einem Korkbohrer ausgeschnittenes rundes Hart- 

 filterstück bringt und über beide Eöhren an dieser Stelle ein passendes 

 Kautschukschlauchstück zieht, so daß sie in gegenseitiger Lage festgehalten 

 werden. Für das Absaugen setzt man die Nutsche mittels eines durch- 

 bohrten Kautschukstopfens auf einen kleinen Absaugekolben oder, falls man 



auch das Filtrat quantitativ gewinnen 

 Fig. 245. will . in die obere Tubulatur einer 



«s - doppelt tubulierten und auf einer 



Glasplatte aufgeschliffenen Glasglocke, 



in die man eine kleine Abdampfschale 

 stellt. Xach dem Absauiren nimmt 



MikrODDtsche von Schwinger. i • -v- ■ i 



(Vg natiiri. Größe.) mau dic js utsche ausemaudcr, in- 



dem man das Schlauchstück über die 

 untere Röhre zieht. Nun kann man die in der oberen Röhre fest zusam- 

 mengepreßte Substanz mittels eines scharfkantigen Glasstabes auf ein 

 ührglas herausschieben. 



Zum Schlüsse seien die Firmen und Bezugsquellen der Bedarfsartikel 

 für die Mikroanalyse augeführt: 



1. W. Kuhlmanu, Präzisionswagenfabrik. Hambui'g. Steilshoperstraße 

 103, liefert die mikrochemische Wage samt (iewichtssatz. ferner Tara- 

 fläschchen und Taraschrote. 



2. Franz X. Eigner, Universitätsmechaniker in Innsbruck. Physiolo- 

 gisches Institut, erzeugt alle Metallgegenstände. 



3. Anton Orthofer, Universitätsmechaniker, Graz, Medizini.sch-chemi- 

 sches Institut, erzeugt in neuester Zeit ebenfalls alle Metallgegenstände in 

 sorgfältigster Ausführung und übernimmt auf Wunsch Lieferungen. 



4. Die Firma Wagner d- Münz, München. Karlsstraße 42. liefert die 

 verschiedenen Glasapparate, vor allem in bester Ausführung das Präzi- 

 sionsmikroazotometer. Diese Firma besorgt übrigens auch die Lieferung 

 sämtlicher für die Mikroanalyse erforderlichen Gegenstände. 



5. Paul Haack, Wien, IX., Garelligasse 1, erzeugt ebenfalls in tadel- 

 loser Ausführung verschiedene Glasapparate, wie die vollständigen Destilla- 

 tionsapparate für den Mikro-Kjeldahl. L'-Rohre mit Blasenzähler, Absorp- 

 tionsapparate. Methoxyl- und Methylimidbestimmungsapparate. 



6. Dr. Siehert d- Kühn, Kassel, erzeugt die kleinen Beckmannschen 

 Thermometer und die Siedegefäße für die Molekulargewichtsbestimmung 

 und liefert auch die kleinen Platintetraeder. 



