Eine mikroskopische Methode zur Bestimmung des Molekulargewichtes. ;3 



dem Ende A äußerlich anhaftet, ab) und berührt dann die Oberfläche der 

 zweiten Lösung (der Substanz, deren Molekulargewicht man bestimmen 

 will) mit diesem Ende Ä. Dieses Mal entfernt man den Zeigefinger nicht, 

 so daß keine Luft aus dem Rohre entweicht, und nur ein ganz kleiner, 

 bikonkaver Tropfen eintritt. Man hält das Rohr abermals in schiefer Lage 

 und läßt wie vorher die Tropfen 2 — 3 mm in das Rohr hineingleiten; 

 dann nimmt man ebenso einen kleinen Tropfen aus der ersten Lösung 

 auf, usw. Schließlich läßt man wieder ein Säulchen von 5 — 10 mm Länge 

 eintreten, und da hierzu die Oberflächenspannung meistens nicht ausreicht, 

 taucht man das Ende Ä tiefer in die Lösung und regelt durch Vermin- 

 derung des vom Zeigefinger auf B ausgeübten Druckes die einzutretende 

 Elüssigkeitsmenge. Sind alle Tropfen eingefüllt, so läßt man sie jetzt 

 hinabgleiten, bis das letzte Säulchen 1 cm von der Eintrittsöffnung ent- 

 fernt ist und schmilzt letztere dann in einer möglichst kleinen Flamme 

 zu. Der vordere Teil des Röhrchens wird 1 — 2 cm vor dem zuerst einge- 

 tretenen Säulchen abgeschmolzen. Zur bequemeren Handhabung klebt man 

 die Enden der Röhrchen mittelst ,.Plasticine" (eine zum Modellieren be- 

 nutzte Massa) oder mittelst dickflüssigen Kanadabalsams auf einen Objekt- 

 träger oder fixiert sie darauf mit Gummibändchen. Die Anordnung ist aus 

 Fig. 1 ersichtlich. 



Die schwarz gezeichneten Tropfen 1, 3, 5 und 7 haben eine be- 

 kannte Molekularkonzentration: die Tropfen ^, 4 und 6 sind der Lösung 

 der Substanz mit unbekanntem Molekulargewicht entnommen. Die Nummern 

 geben die Reihenfolge an, in welcher die Tropfen eingetreten sind. Die 

 Zahl der Tropfen kann eine beliebige sein; da aber beim Einfüllen eine 

 gewisse Mischung stattfindet (siehe unten), so verwendet man am besten 

 keine allzu große Zahl. 



Messung der Tropfen. Nur die kleinen Tropfen (2 — (!) werden 

 gemessen; die größeren Säulchen (1 und 7) dienen zum Verschluß und 

 ändern sich meistens unregelmäßig beim Abschmelzen und durch Ver- 

 dampfen in die Endlufträume hinein: damit ihre Konzentration dadurch 

 nicht zu viel beeinflußt wird, sind sie länger gewählt. 



Zur Messung legt man den Objektträger samt Röhrchen in eine 

 flache Glasschale (am besten in eine quadratische Petrischale, wie sie in 

 der Bakteriologie benutzt wird) und gießt Wasser hinzu, bis die Röhrchen 

 gerade bedeckt sind. Dadurch vermeidet man die Bewegung der Tropfen 

 durch Ausdehnung der Lufträume infolge ungleichförmiger Erwärmung, 

 und zugleich verbessert man die optische Definition. Zwischen der LTnter- 

 seite der Schale und dem Objekttisch bringt man einige Tropfen Wasser, 

 um ein gleichmäßiges Gleiten der Schale über den Tisch zu ermöglichen; 

 hierdurch wird ein beweglicher Objekttisch völlig unnötig. 



Die Wahl des Mikroskopobjektes wird einerseits bestimmt durch den 

 Wunsch nach möglichst genauer Messung, andrerseits muß die Dicke der 

 Tropfen die Skalalänge nicht überschreiten. Falls die Röhren in der oben 

 angegebenen Weise gefüllt werden, kann man sehr gut ein Objektiv von 



1* 



