4- , G. Bai'ger. 



etwa IS mm Brennweite benutzen (z. B. Le?7-e Nr. 3). Das Okular sei stark, 

 z. B. Leitz Nr. 4. Ein besonderes Mikrometerokular ist nicht nötig; man 

 kann einfach eine Mikrometerplatte auf die Blende legen und letztere ein 

 wenig verschieben, bis die Skala nach dem Einschrauben der oberen Linse 

 scharf zu sehen ist. 



Die oben angegebene Kombination vergrößert ungefähr 66mal, und 

 falls man ein Zeisssches Mikrometer mit 50 Teilungen benutzt, so hat 

 jede Teilung einen Wert von 17 y.. Da man leicht bis auf Zehntel abliest, 

 so bekommt man die jeweilige Dicke eines Tropfens mit einer Genauig- 

 keit von 2 — 3 >j.. 



Die kleinste Dicke der Tropfen muß also kleiner sein als 0"85 mm. 

 Da die Genauigkeit der Messung sehr groß ist, könnte man auch wohl 

 ein etwas schwächeres Objektiv benutzen. 



Das Mikroskop wird auf die Achse der Kapillare eingestellt: dann 

 sind die beiden Menisken eines Tropfens sehr scharf definiert. Der Abstand 



Fig. 



'wm/»mm 



10 20 30 40 SO 



M|.r»|nM|MMl..ll|MU|..i|..„|u<.|li„| 



zwischen ihnen ist in der Achse zugleich am kürzesten, was die Einstel- 

 lung sehr erleichtert. Man verschiebt die Petrischale bis der eine Meniskus 

 möglichst mit dem Nullpunkte der Skala übereinstimmt, und falls das 

 •Okular mit einiger Freiheit in den Tubus paßt , kann man die genaue 

 Übereinstimmung am leichtesten durch seitliches Bewegen des Okulars er- 

 reichen. Das Bild unter dem Mikroskop ist aus Fig. 2 ersichtlich. 



Nach einem Zeitraum, der vom Dampfdruck des Lösungsmittels so- 

 wie vom Konzentrationsunterschied der Lösungen abhängt und von wenigen 

 Minuten bis zu einem Tage wechseln kann, werden die Tropfen wieder 

 gemessen. Alsdann ergibt sich im allgemeinen, daß die Tropfen der einen 

 Lösung dünner, die der anderen dicker geworden sind. Bisweilen nehmen 

 anfangs alle Tropfen ein wenig zu, aber in der einen Serie ist dann die 

 Ziunahme viel kleiner als in der anderen und sie hört bald auf. 



