Eitle mikroskopische Methode zur Bestiinmaiig des Molekulargewichtes. 



iy 



von Leitz (Brennweite 18 mm) und einem Rohr von 23 imn lichter "Weite 

 soll die Glasplatte 16 mm breit sein. Hier könnte man auch wohl ein 

 schwächeres Objektiv benutzen. Die Kapillaren liegen am besten mit ihren 

 Enden auf zwei etwa IV2 ^»ni dicken Querstreifen aus Glas, die auf die 

 Platte C gekittet sind; in dieser Weise sind die Tropfen ringsum von 

 Wasser umgeben. 



Die Platte C wird durch eine Spiralfeder aus Kupferdraht D gegen 

 die ^yand des Rohres gedrückt, und zwar befindet sich die Spiralfeder an 

 einem Ende, wo sie die Beobachtung nicht stört. Zur bequemeren Hand- 

 habung liegt der Apparat in einem passend ausgeschnittenen Holzblock^ 

 der entweder an der Unterseite eingefettet ist oder mit Siegellack auf 

 einer Glasplatte befestigt ist, so daß der Apparat leicht über den Mikro- 



Fig. 3. 



Fig. 4. 



skoptisch gleitet. Das kochende Wasser fließt aus einem kleinen Wasserbade 

 mit konstantem Niveau zu, welch letzteres von einem viel größeren Wasser- 

 bad mit heißem Wasser gespeist wird. Das Abflußrohr aus Gummi hat 

 eine Klemmschraube zur Piegulierung des Wasserstromes. 



Zur Ausführung einer Bestimmung bringt man die Kapillaren mit 

 den Vergleichslösungen verschiedener Konzentration in den Apparat und 

 leitet Wasser ein, bis die Temperatur auf 70—95" gestiegen ist und inner- 

 halb l — 2'^ konstant bleibt. Dann führt man die erste Messung aus und 

 wiederholt sie nach 5 — 15 Minuten. Mit AniUn und Benzaldehyd ist bei 

 90" für Konzentrationsunterschiede von 2— 3Vo V2 Stunde nötig; Xitro- 

 benzol erfordert mehrere Stunden. 



Es seien einige Beispiele angeführt. 



I. Plestimmung des Molekulargewichtes von Diphenylamin 'dn'S g 

 pro Liter mittelst Triphenylmethan in Äthylendibromidlösnng. 



