22 



R. Siebeck. 



gesättigte Lösung aufnimmt, wenn sie ^^^ede^ mit Luft gesättigt wird. 



Damit in einem kleinen Volumen ein reichlicher Sauerstoffvorrat gegeben 



ist, suspendiert man in der Lösung kernlose, nicht merklich atmende rote Blut- 

 körperchen, die mit Sauerstoff gesättigt 

 ^'^- ^- sind. ^Yil•d der Sauerstoff verbrauch kern- 



haltiger, roter Blutkörperchen unter- 

 sucht, so dienen diese selbst gleichzeitig 

 als Sauerstoffträger. 



Apparate. Zum Versuche werden 

 die Zellen oder Organe mit der Nähr- 

 lösung in ein Oxydationsröhrchen 

 gebracht (Fig. 6). Das eine Ende des 

 Röhrchens, dessen Größe nach den Ver- 

 suchsbedingungen gewählt wird, kann 

 durch einen eingeschliffenen Glasstopfen 

 (a) luftdicht verschlossen werden. Am 

 andern, verjüngten Ende ist ein Glas- 

 hahn (b) angesetzt, der das Röhrchen 

 jnit einer etwa 5 — 7 cm langen, unten 

 spitz auslaufenden Kapillare verbin- 

 det fc). Über die Größe des Röhrchens 

 vgl. S. 31 f. 



Zur Analyse wird an ein Barcroff- 

 sches Manometer^) ein Absorptions- 

 gefäß angeschlossen (Fig. 7). Das Glas- 

 gefäß (a) wird durch den eingeschliffenen 

 Fig. 7. Stopfen {b) verschlossen, der oben in 



eine nicht zu enge Glaskapillare aus- 

 läuft. Die Glaskapillare muß die gleiche 

 Weite haben, wie das Manometerrohr, 

 an das sie durch einen dickwandigen 

 Gummischlauch (sogenannten Druck- 

 schlauch) fest angeschlossen wird. Die 

 Verbindung wird am sichersten so her- 

 gestellt, daß man beide Glasrohre ein 

 gutes Stück (etwa 2—3 cm) in den 

 Schlauch dreht, so daß in der Mitte 

 Glas auf Glas kommt: man erkennt 

 das an dem eigentümlichen Knirschen. 

 Dann zieht man das eine Rohr ein 



klein wenig zurück. Es ist bequem, den 



Gummischlauch stets am Mauometer- 



rohr zu lassen. Unter Umständen (wenn man stets gleiche Apparate be- 



b 



1) Tgl. dieses Handbuch. Bd. 3. S. 685. 



