28 ' R- Siebeck. 



blasen (Abnahme des Absorptionskoeffizienten bei höherer Temperatur), die 

 leicht Felller verursachen. Kühlt sich die Flüssigkeit im Versuche ab. so 

 können sich infolge der Kontraktion der Flüssigkeit ebenfalls Gasblasen 

 bilden. 



2. Die gesättigte Blutkörperchensuspension wird nun in die Oxy- 

 dationsröhrchen eingefüllt. Mau stellt in einem Gestell (vgl. Fig. 9) eine 

 Pieihe Röhrchen vor sich auf, pipettiert in diese von der Suspension, von 

 den zu prüfenden Lösungen, von der zu untersuchenden Zellsuspension, 

 oder man gibt das gewogene Organ zu, je nach dem Plane der Unter- 

 suchung. Es läßt sich dabei sehr gut quantitativ arbeiten, man muß nur 

 dafür Sorge tragen, daß die Röhrchen vollständig (auch der Hahn und 

 der Ausfluß) mit der Lösung angefüllt sind. Zuletzt drückt man den (nicht 

 gefetteten I) Glasstopfen auf und notiert die Zeit, zu der man das Röhrchen 

 auf die Scheibe in den Thermostaten gibt. Arbeitet man nicht mit Organen, 

 so muß man in die Röhrchen vor dem Füllen eine Glasperle geben, da- 

 mit die Zellsuspension genügend gemischt wird. 



Es ist stets notwendig, ein ..Kontrollröhrchen" anzusetzen, d. h. 

 ein Röhrchen ganz entsprechend mit der Suspension zu füllen, in dem 

 kein Sauerstoffverbrauch durch Zelltätigkeit stattfindet. L'ntersucht man 

 Blutzellen oder eine Aufschwemmung von Bakterien, so werden die Oxy- 

 dationen mit 0-2 ou'^ einer lo/oigen KCX-Lösung unterdrückt; bei Ver- 

 suchen mit überlebenden Organen setzt man ein Röhrchen ohne Organ an. 



Man befestigt nun die Röhrchen auf der Scheibe im Thermostaten, 

 läßt sie dauernd rotieren und unterbricht nach der vorgesetzten Zeit. Kann 

 man die Analyse nicht unmittelbar nach dem Versuche ausführen , so legt 

 man die Röhrchen . nachdem man den Ausflußhahn geöffnet hat , auf Eis. 

 (Wenn man den Hahn nicht öffnet, so entstehen bei der Kontraktion der 

 Flüssigkeit leicht Gasblasen.) Auf Eis kann man die Röhrchen einige 

 Stunden liegen lassen: unter gewöhnlichen Bedingungen findet bei O" in 

 dieser Zeit kein merklicher Sauerstoffverbrauch statt. 



Ist die Versuchsdauer sehr kurz und untersucht mau gleichzeitig 

 eine größere Reihe Proben, so muß man die Röhrchen auch gleich nach 

 dem Ansetzen in Eis legen und dann alle gleichzeitig in den Thermostaten 

 bringen, damit alle genau gleich lange Versuchszeit haben. 



o. Die Analyse. 



Man richtet sich so viele Manometer und Anah sengefäße , als man 

 •jxydationsröhrchen im Gebrauche hat. Sollte man aus irgend einem Grunde 

 keinen Kontrollversuch nötig haben, so muß ein weiteres Manometer mit 

 Gefäß als Thermobarometer benutzt werden (wie bei der Blutgasanalyse 

 nach Barcroft). Nachdem die am Schliffe gut gefetteten Deckel der Ge- 

 fäße an das Verbindungsstück der Manometer angeschlossen sind (vgl. 

 S. 22), stellt man die Gefäße vor sich auf, bequem in dem Stativ, das 

 Fig. 10 abgebildet ist. Man füllt dann aus einer Bürette in jedes ein be- 

 stimmtes Volumen der Ammoniaklösung, je nach Größe der Gefäße. Man 

 muß so viel einfüllen, daß die Lösung in den Gefäßen mindestens eine 



