Messung der Oxydations- und Gärungsgeschwindigkeit in Zellen etc. 29 



etwa 1 cm hohe Schicht bildet . weil diese Schicht verhüten soll . daß die 

 unterschichtete Lösung aus den Röhrchen aus der Luft Sauerstoff auf- 

 nehme, während der Apparat zun^ Ausgleich der Temperatiu" im Wasser 

 hängt. 



Sind die Aualysengefäße so gerichtet, so nimmt man die Oxvdations- 

 röhrehen der Reihe nach, öffnet bei geschlossenem Hahn den Stöpsel, führt 

 die Spitze des Ausflusses an den Boden der Analvsengefäfie. unter die 

 Ammoniaklösung und läßt durch vorsichtiges Öffnen des Hahnes die Lösung 

 ganz langsam aus dem Röhrchen ausfheßen. Arbeitet man mit der nötigen 

 Vorsicht, so läßt sich leicht erreichen, daß die Lösungen sich nicht 

 mischen, sondern die Ammoniaklösung ungefärbt über der Blutkörperchen- 

 Suspension schwimmt. Nun bringt mau die Gefäße, ohne zu schütteln, an 

 die zugehörigen Stopfen, drückt sie so fest ein. daß der Schliff nicht 

 mehr gedreht werden kann. Die Manometer werden dann in das Wasser- 

 bad von Zimmertemperatur gehängt, man läßt den Hahn des Manometers 

 10—15 Minuten offen, mischt während dieser Zeit das Wasserbad gründ- 

 lich. Die Manometerfüllung in den mit dem Aualysengefäße verbundeneu 

 Schenkel wird auf eine bestimmte Marke eingestellt. Ändert sich dann der 

 Stand des Manometers nicht mehr, wenn der Hahn geschlossen wird, so 

 hat sich die Temperatur ausgeglichen. ]\Ian schüttelt nun die Gefäße 

 energisch, vermeidet aber dabei die Gefäße mit der Hand anzufassen . um 

 sie nicht zu sehr zu erwärmen, und hängt die Apparate wieder in das 

 Wasserbad. Wenn die Temperatur sich ausgeglichen hat, was sehr 

 rasch der Fall ist, stellt man die Manometer so ein. dal'» die Mano- 

 meterflüssigkeit in dem mit dem Gefäße verbundenen Schenkel an der 

 gleichen ^larke steht, wie zuvor bei offenem Hahn, und liest den Stand 

 im freien Schenkel ab. Dann wird wieder geschüttelt , abgewartet bis zum 

 Temperaturausgieich und wieder abgelesen. Dies wii-d so lange wiederholt, 

 bis bei heftigem Schütteln keine Druckabnahme mehr erfolgt. Ist das der 

 Fall, so stellt man die Flüssigkeit in dem mit dem Gefälle verbundeneu 

 Manometerschenkel genau auf die Marke ein und notiert den Stand im 

 freien Schenkel. Darauf öffnet man den Hahn des Manometers, stellt in 

 dem mit dem Gefäße verbundenen Schenkel wieder auf die Marke ein und 

 liest wieder den Stand im freien Schenkel ab. Die Differenz der beiden 

 Ablesungen gibt die Druckabnahme an, die das Gas in dem Gefäße bei 

 gleichem Volumen erlitten hat , als die Lösung nieder mit Luft gesättigt 

 wurde. 



4. Berechnung des Sauerstoffverbrauches. 



Es ist zu berechnen , wieviel Sauerstoff das Blut , das vor dem Ver- 

 suche mit Luft gesättigt war. aufnimmt, wenn es wieder mit Luft ge- 

 sättigt wird, oder genauer, wieviel Sauerstoff es mehr aufnimmt als das 

 ganz gleich behandelte, in dem aber kein Sauerstoff durch Zellatmung 

 verschwand (in dem entweder kein atmendes Organ sich befand oder in 

 dem die Atmung durch einen narkotischen Stoff unterdrückt war). Die 

 Absorption von Sauerstoff in der Flüssigkeit in dem durch das Manometer 



