30 R- Siebeck. 



abgeschlossenen Gefäße bewirkt eine Dnickabnahme. Die Kohlensäure wird 

 von der Ammoniaklösung gebunden, das Volumen des Gasraumes ist unver- 

 ändert, man kann also direkt aus der Druckabnahme und dem Volumen 

 des Gasraumes den Sauerstoff verbrauch berechnen: 



0,-Verbrauch = f- -^ , 



Po.(l +at) 



wenn p die Druckabnahme (vgl. unten), v das Volumen des Gasraumes, 

 Po der mit der Manometerflüssigkeit gemessene Atmosphärendruck und t 

 die Temperatur des Wasserbades ist. Durch diese Formel wird der Sauerstoff- 

 verbrauch angegeben, reduziert auf 0" und Atmosphärendruck (10.000 w«m 

 Manometerfl. = 760 mm Hg). Da das Volumen des Gasraumes in Kubik- 

 zentimeter angegeben ist, bezieht sich die Zahl für O., -Verbrauch auch 

 auf Kubikzentimeter. 



Das Volumen des Gasraumes (v) wird folgendermaßen berechnet: 

 Zu dem durch Wägung mit Wasser festgestellten ^'olumen des Analysen- 

 gefäßes (vgl. S. 23) wird der Inhalt der Kapillare des Manometers vom 

 Verbindungsstück bis zum Stande der Manometerflüssigkeit addiert, i) Von 

 dieser Summe wird das Volumen der zugesetzten Flüssigkeit abgezogen: 

 1. das an der Bürette abgelesene Volumen der Ammoniaklösung; 2. das 

 Volumen der Suspension , die dem bestimmten Inhalte des Oxydations- 

 röhrchens (bis zur Hahnbohrung) entspricht. Die Masse eines zugesetzten 

 Organes muß eventuell von dem Inhalte des Oxydationsröhrchens abge- 

 zogen werden. 



Die Druckabnahme (p) bedarf einer Korrektur. Die Lösung wird 

 bei der Analyse bei anderer Temperatur gesättigt als vor dem Versuche: 

 die Blutkörperchen werden durch die Ammoniaklösung und das Saponin 

 aufgelöst und das gelöste Hämoglobin bindet nicht die gleiche Gasmenge 

 wie das in den Blutkörperchen gebundene: in dem Analysengefäße wird 

 Kohlensäure (durch die Ammoniaklösung) gebunden. Die Temperatur des 

 Wasserbades oder der Barometerstand können sich während der Analyse 

 ändern. Alle diese Fehler werden durch die genau unter gleichen Be- 

 dingungen vorgenommene Analyse des Kontrollröhrchens ausgeglichen, 

 wenn man von der Druckabnahme, die die Analyse der Versuchsröhrchen 

 ergab, die gleichsinnig abgelesene Druckänderung, die sich bei 

 der Kontrollanalyse ergab, abzieht. (Wenn der Druck bei dieser 

 Analyse ansteigt, so muß er zu der Druckabnahme hinzuaddiert werden.) 

 Die Kontrollanalyse dient so zugleich als Thermobarometer. 



Benützt man ein besonderes Thermobarometer, so muß man, wenn 

 die Analysengefäße sehr klein sind, bedenken, daß ein Fehler dadurch 

 entstehen kann , daß nicht der ganze Gasraum die Temperatur des Wasser- 

 bades , sondern die Kapillare des Manometers und ein Teil der Verbindung 

 (soweit er nicht unter Wasser steht) Zimmertemperatur hat. Da ja das 



M Bei der Aichung durch Herstellimg eines Unterdruckes erhält mau unmittelbar 

 diese Summe. 



