32 R- Siebeck. 



Einige Beispiele mögen das erläutern. 



Für die Untersuchung der Oxydationen an Vogelblutkörperclien sind 

 Oxydationsröhrclien von etwa ] c»« ^ jjiiiait , Analysengefäße von etwa 

 50 cm^ zweckmäßig. (Der Ausschlag hängt dann von der Dichte der Sus- 

 pension und von der Anämisierung ab.) 



Für Froschorgane sind kleinere Gefäße vorzuziehen, etwa Oxydatious- 

 röhrchen von 3 — b cm'^ und Analysengefäße von 10 — loc»?l 



Womöglich richtet man die Größe der Gefäße und die Menge des 

 benutzten Materiales so ein , daß man bei unbeeinflußter Zellfunktion eine 

 Druckabnahme von 100 mm, mindestens öOmm erhält. 



Fehlerquellen. 



Wenn alle besprochenen Vorsichtsmaßregeln genau eingehalten 

 werden, findet man bei Doppelanalysen stets bis auf den Ablesungsfehler 

 übereinstimmende Resultate. Die Ablesung ist bei den neuen Manometern 

 mit Spiegeln sicher auf 1 — 2 mm genau. Danach ist der relative Fehler 

 zu berechnen. 



Von unvermeidlichen Fehlern kommt sonst nui' noch die Möghch- 

 keit in Betracht, daß die sauerstoffarme Suspension beim Überfüllen in 

 das Analysengefäß oder bei der Analyse während des Temperaturaus- 

 gleiches aus der Luft Sauerstoff aufnimmt. Daß die unter die Ammoniak- 

 lösung uuterschichte Lösung auch in längerer Zeit keine meßbare Menge 

 Sauerstoff aufnimmt, läßt sich dadurch beweisen, daß man von Doppel- 

 analysen die eine gleich nach dem Temperaturausgleich, die andere erst 

 nach einer Stunde oder mehr durch Schütteln sättigt. Man wird sich dann 

 davon überzeugen, daß beide gleich viel Sauerstoff aufnehmen. 



Daß durch Sauerstoff auf nähme beim Überfüllen der Lösung kein 

 störender Fehler entsteht, ergibt sich schon aus der Erfahrung, daß 

 Doppelanalysen, auch wenn nicht ganz gleich verfahren wird, stets über- 

 einstimmen. Außerdem kann man zur Prüfung folgenden Versuch machen: 

 Man bestimmt die Sauerstoffbindung von ausgepumptem Blute; bei der 

 Berechnung muß natürlich die Absorption von Luft (nach dem Absorp- 

 tionskoeffizienten) berücksichtigt werden. Die Sauerstoffbindung muß der 

 Sauerstoffkapazität entsprechen; da nach neueren Untersuchungen i) diese 

 Sauerstoffkapazität, d.h. die ]\lenge Sauerstoff, die pro 1 (/ Hämoglobin 

 (oder pro 1 g Eisen) vom Blute bei Sättigung an der Luft gebunden wird, 

 konstant ist, kann man den gefundenen Wert direkt mit dem aus den 

 zitierten Untersuchunaen bekannten vergleichen. 



») Butterjield, Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 62. S. 173 (1909); Masing und 

 Siebeck, Archiv f. kliu. Med. Bd. 99. S. 130 (1910): Peters, Journ. of Physiol. Vol. 44. 

 p. 131 (1912). Masing und Siebeck sowie auch Peters berechneu, daß mit Sauerstoff 

 vollständig gesättigtes Hämoglobin 2 Atome Sauerstoff auf jedes Atom Eisen gebun- 

 den hat. 



