a6 



R. Sieb eck. 



Fig. 14. 



Durch die Flügel an der Achse findet eine sehr energische Durch- 

 mischung- statt. 



Im Thermostaten muß stets ein Manometer mit Gefäß als Therm o- 

 barometer angebracht sein. Dieses Gefäß braucht natürlich nicht ge- 

 schüttelt zu werden. Aus den S. 30 f. besprochenen 

 ^^'^'- ^" Gründen empfiehlt es sich, namentlich wenn die 



Aolumina der benutzten Gef-tße klein sind, als 

 Thermobarometer ein 

 Gefäß von annä- 

 hernd gl eich er Größe 

 wie die anderen zu be- 

 nutzen. 



Lösungen. Außer 

 der Nährlösung, in 

 der die Zellen unter- 

 sucht werden sollen. 



braucht man eine — n- 



Natronlauge. die man 

 in einer gut graduier- 

 ten, unter Kohlesäuren- 

 abschluß stehenden Bürette hält. — Über die Manometerfüllung S. 25. 



Ausführung eines Versuches. 



Die Gefäße werden gut gereinigt und getrocknet. In das mit ein 

 paar Kapillaren versehene Röhrchen (c) gibt man aus einer Bürette 0*2 cm^ 

 der n-NaOH-Lösung und pipettiert dann in das Gefäß 1 — 2 au" der Nähr- 

 lösung oder der Zellsuspension, die untersucht werden soll, oder setzt zu- 

 letzt das überlebende Organ zu.^) Die gerichteten Gefäße werden an die 

 mit dem Manometer verbundenen Stöpsel fest angedreht, bis im Schliff 

 keine Drehung mehr möglich ist. Nun werden die Apparate mit offenem 

 Manometerhahn in den Thermostaten gesetzt und an dessen ^yand gut 

 befestigt (durch zwischengeldemmte Korkstücke). Man wartet 10—15 Mi- 

 nuten, bis die Temperatur ausgeglichen ist, stellt dann in dem mit dem 

 Gefäße verbundenen Manometerschenkel die Füllung auf die Marke ein und 

 schließt den Hahn des Manometers. Die Zeit wird notiert. Während dem 

 Verlaufe des Versuches muß man ab und zu kontrollieren, ob die Gefäße 

 genügend und nicht zu stark geschüttelt werden. Man kann nun zu jeder 

 behebigen Zeit ablesen, indem man im geschlossenen Manometerschenkel auf die 

 Marke einstellt und die Druckdifferenz im freien Schenkel abliest. 2) Man 



') Bei Zellsuspensionen empfiehh es sich, zur besseren Mischung ein paar Glasperleu 

 zuzusetzen. Kleine Organe, die in der Lösung schwimmen, befördern selbst die 

 Mischung. 



^) Es ist besser, zwischen den Ablesungen die Manometerflüssigkeit so ein- 

 zustellen, daß die Druckdifferenz zwischen den Gefäßen und der Luft nicht zu groß ist. 



