Methodik der MaEreninlialtsuntersuchunff. 



51 



an beiden Enden mit weiten Öffnungen versehen ist, in welche breite 

 konische Glasrühren eingefügt sind. Eine dieser Glasröhren wird an die 

 Schlundsonde angesetzt. Die äußere Öffnung der anderen wird wahrend 

 des Zusammendrückens des Gummiballons mit dem Finger zugehalten oder 

 bleibt offen, je nachdem man den Mageninhalt ansaugen oder Luft in die 

 Schlundsonde einblasen will, um eventuell die Sonde verstopfende Speise- 

 reste zu entfernen. Der FriedUebsche Aspirator hat den Vorteil daß man 

 an der Glasröhre erkennen kann, ob er den Mageninhalt aufsaugt oder 

 nicht. Außerdem kann man, ohne den Gummiballon zu entfernen, den auf- 

 gesaugten Mageninhalt sogleich, durch Zuklemmen des herausragenden Son- 

 denendes und Zusammendrücken des Ballons nach 

 ^'^' ""''■ außen, entleeren und die Aspiration nötigenfalls mehr- 



n\ mals wiederholen. 



Statt des Friedl/ebschen AspiYRtors em])i\e\i\t Strai(ss^) folgende Ein- 

 richtung, welche die nebenstehende Fig. 21 veranschaulicht. An Stelle des 

 gewöhnlichen Glasrohres, welches zwischen Trichterschlauch und Magen- 

 schlauch eingeführt wird, fügt Strauss ein T-Rohr ein. dessen senkrecht 

 stehender Schenkel mit einem Doppelgeblilse verbunden wird. Die ver- 

 schiedenen vom T-Rohr ausgehenden Schläuche sind mit besonderen (Fig. 22) 

 Schlauchklemmen versehen, welche je nach dem erforderlichen Zwecke ge- 

 schlossen oder geöffnet werden können. \Yenn die Klemmen t (Trichter- 

 schlauch) und m (Magenschlauch) geöffnet sind und die Klemme b (Gummi- 

 gebläse) geschlossen ist, so entspricht die Straiisssche Vorrichtung der 



') H. Stranss , Zur Methodik der Magcriiuhaltsentiiahme. Therapeut. Monatsschr. 

 Bd. 9. S. 12Ö-127 {1895). 



