86 



Emil Reiss. 



1 Minute) erfolgen, werden zur Berechnung des Mittelwertes l)enutzt. Die 

 Ablesung des Breclinngskoeffizienten erfolgt direkt an einem Rektor, der 

 mit dem Fernrohr fest verbunden ist, während sich das Ferni'ohr gegen 

 die Prismen drehen läßt. Ein Zeiger, der mit den Prismen fest verbunden 



ist, gibt an dem 

 Fig. 28. Kreissektor die je- 



weilige Lage der 

 Prismen und da- 

 mit den Brechungs- 

 index an. 



Zur Regelung 

 der Temperatur sind 

 die Prismen von 

 einem Metallgehäuse 

 umgeben, durch das 

 man AVasser von 

 17-50 C fließen läßt. 

 Zu dem Zweck wird 

 das in Fig. 27 sicht- 

 bare Zu- und Abfluß- 

 rohr mit Schläuchen 

 armiert. Der Zufluß- 

 schlauch (I)j wii'd 

 mit einer Heizspirale 

 verbunden, in welcher 

 Leitungswasser durch 

 einen Bunsenbrenner 

 erwärmt wird (Fi- 

 gui' 2j<). Um den 

 Wasserdruck kon- 

 stant zu erhalten, 

 empfiehlt sich die 

 Einschaltung eines 

 mit Überlauf ver- 

 sehenen Gefäßes (A), 

 das zweckmäßig an 

 einem Laufbrett be- 

 festigt wird, so daß 

 der Wasserdruck auf 

 eine gewünschte Höhe eingestellt werden kann. Das Abflußrohr ("Ej des Pie- 

 fraktometers kann ebenfalls nochmals mit einem Überlaufgefäß (B) verbunden 

 werden, von dem aus das AYasser dann mit entsprechendem Gefälle zum 

 Abfluß gebracht wird. Zweckmäßig ist es auch, die Gaszufuhr durch Ein- 

 schaltung eines Gasdruckregulators konstant zu erhalten. Die Temperatur 

 wird an dem Thermometer abgelesen, das in dem Prismenirehäuse des 



Rcfrghtcmefer// 



Fernrohr '". 



