94 



Emil Reiss. 



Apparat in das Gefäß B. Dieses wird an die früher (Fig. 28) geschilderte 

 Temperaturregulieruugsvorrichtung angeschlossen. Auch das in Fig. 31 

 wiedergegebene Temperierbad (aber ohne das Schirmgestell) kann benutzt 

 werden. 



3. Die dritte Anwendungsart des Eintauchrefraktometers dient zur 

 Untersuchung kleinerer Flüssigkeitsmengen, ist also speziell für die Unter- 

 suchung von Körperflüssigkeiten geeignet. Ihr Prinzip entspricht wieder 

 demjenigen des ^/>^eschen Refraktometers. Der Flüssigkeitstropf eu wird 



auf das wagrecht gehaltene 

 Fig. 32. Refraktometerprisma ge- 



bracht und darauf ein 

 Hilfsprisma gelegt. Nun 

 wird der Bechermantel 

 übergestülpt und der Be- 

 cherdeckel aufgesetzt. 

 Durch eine, von mir vor- 

 geschlagene , geringfügige 

 xlbänderung bleibt das 

 Hilfsprisma unverrückbar 

 auf dem Hauptprisma 

 sitzen. Der ganze Apparat 

 wird nun in eine der be- 

 schriebenen Teraperiervor- 

 richtungen eingehängt. Als 

 bequemste und für die 



meisten biologischen 

 Zwecke ausreichende Vor- 

 richtung hat sich mir die 

 einfache Benutzung eines 

 grolJen Wassertroges ohne 

 kontinuierlichen Zufluß er- 

 wiesen (Fig. 33). Die Mög- 

 lichkeit, auf diese Weise 

 eine genügende Tempera- 

 turkonstanz zu erhalten, 

 Iieruht darauf, daß eine 

 große Flüssigkeitsmasse mit relativ kleiner Oberfläche die Temperatur der 

 Umgebung nur langsam annimmt. Der Wassertrog soll daher möglichst groß 

 sein. Er wird mit einem Filzmantel eingehüllt. Zweckmäßig hat der Trog 

 einen seitlichen Überlauf ('t^; den man mit einem Gummischlauch und Hahn 

 versehen kann, so daß Ablassen und Nachgießen von Flüssigkeit auf diesem 

 Wege leicht zu bewerkstelligen ist. 3.1an füllt diesen Trog mit gewöhnlichem 

 Leitungswasser und bringt dessen Temperatur durch Zugießen von heißem 

 oder kaltem Wasser unter Umrühren auf die Temperatur von IT'ö" C. 

 Vor jeder Ablesung muß nochmals kräftig umgerührt werden. Bei ge- 



