Die Methodik der refraktometrischen Uutersuchuug in der Biologie. 97 



Seriimgewinnung: Die Röhrchen werden solange zentrilugiert. bis 

 €ine scharfe Trennung zwischen Serum und Blutkuchen erzielt ist. Bei den 

 üblichen elektrischen Zentrifugen hat man das durchschnittlich nach etwa 

 10 Minuten erreicht, bei den Wasserzentrifugen dauert es meist zirka 

 15 Minuten. Wo keine Zentrifuge vorhanden ist. genügt auch ein einfaches 

 Stehenlassen der Piöhrchen an kühlem Ort. Nur muß man dann meist 

 mehrere Stunden abwarten und die schheßliche Ausbeute an Serum ist 

 nicht so groß wie beim Zentrifugieren: auch ist meist keine so völlige 

 Klarheit des Serums zu erreichen. Man kann die gefüllten Röhrchen vor 

 der Untersuchung einen Tag, eventuell sogar länger, aufbewahren . ohne 

 daß das Resultat dadurch wesentlich beeinflußt wird. Doch empfiehlt es 

 sich. Röhrchen, die man längere Zeit aufbewahren oder transportieren 

 muß, zuzuschmelzen. was sich leicht über jeder Flamme, sogar über der 

 eines Streichholzes, bewerkstelligen läßt. 



Zur Entleerung des Serums werden beide Schenkel des Rührehens 

 an der Grenze zwischen Serum und Blutkuchen mit einer Glasfeile leicht 

 angefeilt. Dann wird das Röhrchen mit einem Tuch abgewischt (damit der 

 Glasstaub nicht später auf die Prismen des Refraktometers gelangt^ Xun 

 nimmt man den U-förmigen Teil des Röhrchens zwischen die Finger der 

 einen, die beiden Schenkel zwischen die Finger der anderen Hand und 

 bricht beide Schenkel gleichzeitig ab. In diesen hat man nun das gesamte 

 Serum. Um mit Leichtigkeit einen größeren Tropfen Serum auf das Prisma 

 fließen zu lassen, ist es zweckmäßig, vorher das Serum in ein Glasröhr- 

 chen zu vereinigen. Zu dem Zweck bringt man in annähernd wagrechter 

 Haltung die beiden abgebrochenen Enden der Rohrschenkel aneinander 

 und läßt durch Heben des einen Röhrchens das Serum ohne Luftblasen 

 in das andere Röhrchen hinübeiüießen. Aus dem Röhrchen läßt man nun 

 1 — 2 Tropfen Serum auf das Refraktometerprisma fließen und verfährt 

 weiterhin wie oben beschrieben (S. 85 ff. u. 94 ff.). 



Berechnung: Die am Eintauchrefraktometer abgelesenen Skalenteile 

 (Mittelwerte) müssen mit Hilfe von Tabelle H in die Zahl des Brechungsindex 

 umgerechnet werden. Denn 1 Skalenteil entspricht in verschiedenen Höhen 

 der Skala einem verschieden großen Brechungswert. Einen richtigen Ver- 

 gleichswert gibt also nur der ausgerechnete Brechungskoeffizieut Für 

 wissenschaftliche I'ntersuchungen ist dieser Wert der allein exakte, fiü- 

 praktische, insbesondere khnische Untersuchungen ist es angenehm, einen 

 übersichtlicheren Ausdruck zu besitzen. Strauss und Chajes haben deshalb aus 

 der Refi'aktion den i approximativen) Gesamtstickstoffgehalt des Serums 

 berechnet. Für noch demoustrabler halte ich die Berechnung des Eiweiß- 

 gehaltes, die natürlich auch nur eine approximative sein kann. Sie beruht 

 darauf, daß das Eiweiß eine relativ hohe Lichtbrechung besitzt, daß der 

 Eiweißgehalt weitaus die größte Menge aller gelösten Substanzen des 

 Serums ausmacht und daß die neben dem Eiweiß vorhandenen lichtbre- 

 chenden Substanzen im Blutserum in relativ konstanter Menge enthalten 

 sind. In Fällen, in denen diese letztere Voraussetzung nicht zutrifft iz.B. 



Abderhalden. Handbuch der biochemisphen Arbeitsmethoden. VIII. 7 



