132 Viktor Gräfe. 



keit gesetzt; das auf dem Sande stehende Wasser fließt ab. Wenn die 

 Oberfäclie des Sandes nicht völlig horizontal liegt, so werden die höheren 

 Stellen zuerst aus dem Wasser hervortreten und man kann dann während 

 des Abfließens den Sand völlig horizontal legen. SchUeßlich stellt man unter 

 den Heber H ein Glasgefäß B mit breiter Mündung, das mit Wasser ge- 

 füUt wird und aus dem sich der Sand durch die Drainage selbsttätig be- 

 feuchtet. Der Feuchtigkeitsgrad des Sandes hängt von der Höhe des 

 Wasserspiegels in E ab. Steht dieser mit der Oberfläche des Sandes in 

 einer Ebene, so steht auch das Wasser des Sandes in der Oberflächen- 

 ebene. Der Sand saugt aber durch die in ihm wirksamen Kapillarkräfte i) 

 auch dann noch Wasser aus R, wenn die Wasseroberfläche in E sehr be- 

 trächtUch tiefer liegt als die Oberfläche des Sandes; eine Niveaudifferenz 

 von zirka 8 cm zwischen Sand- und Wasseroberfläche gibt dem Sande 

 gerade den richtigen Feuchtigkeitsgehalt. Der Wasserspiegel sinkt, der 

 Wassermenge entsprechend, die aus dem Sande durch Verdunstung etc. 

 verloren geht, und muß täglich Avieder auf die normale Höhe gebracht 

 werden. Auf den Sand, der nach und nach die Temperatur des Wasser- 

 bades annimmt, werden Keimschälchen gestellt und leicht angedrückt. Es 

 sind quadratische poröse Tonschalen in den Dimensionen 5x6 cm und 

 1 cm hoch. Sie sollen nach der jedesmaligen Reinigung unter Wasser auf- 

 be\Yahrt werden, wodurch sie ihre Porosität bewahren: sie lassen sich im 

 Papiii achen Topf sehr gut sterilisieren, werden dann mit dem Blechge- 

 stell, auf dem sie in den Autoklaven kommen, herausgehoben und unter 

 Wasser gesetzt. In die herausgenommenen nassen Schälchen werden die Körner 

 geschüttet und mit dem Hornspatel gleichmäßig verteilt. Auf dem Wasserbade 

 des Keimkastens ist ein Deckel F angeschlossen, der mit Zinkblech ausgeschla- 

 gen und mit einer durch Kitt wasserdicht eingelegten Glasplatte verschlossen ist. 

 Bei geschlossenem Deckel kondensiert sich der Wasserdampf, fließt in Tropfen 

 nach hinten und wird durch einen unter dem Deckel vorspringenden Blech- 

 rand dem Wasserbade zugeführt. Am vorderen Ende des Apparates, wo 

 die Glasröhren zum ^'orschein kommen, ist der Deckel etwas kürzer als 

 das Wasserbad, dadurch entsteht Platz für die Röhren, die übrigens so 

 gebogen sind, daß sie das Schließen des Deckels nicht verhindern. Das 

 Sandbad wird durch den Deckel völlig bedeckt, aber das Kondenswasser 

 tropft stets in das Wasserbad. Der Deckel muß zum Lüften und zum Ab- 

 trocknen der Proben täglich zwei Stunden geöffnet werden. Mit der Zeit 

 verstopfen sich die Filter der Drainage, worauf diese umgelegt und mit 

 neuen Filtern versehen werden muß. Natürlich hängt die Zeit des Funk- 

 tionierens von der Pieinheit des zugeleiteten Wassers ab, in der Piegel ist 

 dieFunktionsdauereinhalbes Jahr oder länger. In diesem Apparat ist z. B. die 

 Beleuchtung horizontal nebeneinander stehender Schälchen von oben durch 

 die abschließende Glasscheibe leicht möglich, was für Versuche mit licht- 



') //. Rodetcald, Zur Methodik der Keimprüfungeü. Laudw. Versuchsstation. Bd. 49. 

 S. 278 (1898). 



