Methodisches zur Physiologie des Pflanzenwachstums. 



225 



wie erwähnt, der Ring uuglasiert, ist auch dies überflüssig, da das Wasser 

 durch den porösen Ton langsam diffundiert und die Feuchtigkeit konstant 

 gehalten wird. 



Ähnhche Keimschalen benützt auch Ganonr/^) in der Form des sog. 

 Germinators. In die aus porösem Ton gemachte Tonschale werden auf 

 Filtrierpapier die Samen ausgesetzt, .die Schale wird mit einer gleichen 

 anderen Schale zugedeckt und dann wieder in eine zweite größere Ton- 

 schale hineingestellt, die eine Schichte von Wasser enthält und wieder 

 mit einer zweiten Tonschale zugedeckt wii-d (Fig. 63). Die konstante Feuchtig- 

 keit wird bei dieser Vorrichtung auf die gleiche Art gehalten, wie bei der 

 Keimschale von MoUsch. Für gewisse physiologische Versuche ist die 

 konstante Feuchtigkeit während der Keimung von großer Bedeutung. In 

 solchem Falle kann mau den von GreviUius konstruierten Keimapparat 

 zur Erhaltung konstanter Feuchtigkeit 2) benützen. Als Keimbett 

 dient eine Zinkblechschale, die auf einem Wagebalken ruht. Über dem 

 Keimbett befindet sich ein zentrisch aufgestelltes Gefälj aus Glas oder 



Fig. 63. 



Fig. 64. 



Germinator ( Keimapparat i nach Ginoiig. 



aus Metall, das als Wasserreservoir dient. In der Mitte des Bodens des 

 Wasserbehälters befindet sich eine konische Öffnung, die durch einen kegel- 

 förmigen, nach unten herausragenden Stöpsel dicht verschlossen wird. 

 Unter dieser Öffnung ist in der Mitte des Keimbettes auf einer kurzen 

 Blechsäule eine kleine Blechplatte befestigt und über diese sind Streifen 

 von Fließpapier nach allen Seiten verteilt (Fig. 64). Wenn das Keimbett 

 schon eine bestimmte Feuchtigkeit besitzt, wird die Wage mittelst des 

 verschiebbaren Gewichtes in Gleichgewicht gesetzt und der Behälter in 

 solche Höhe eingestellt, daß der Kegel die Obeiiläche des Keimbettes bzw. 

 der Blechplatte mit Fließpapier leicht berührt. Wenn das Wasser verdunstet, 

 wird sich der Wagearm mit dem Keimbett heben und durch Andrücken 

 des Kegels den Wasserbehälter ein wenig öffnen. Das Wasser fließt nun 

 über die Blechplatte und verteilt mittelst Filtrierpapierstreifen gleichmäßig 



') F. W. Gallone/, A laboratory course in plant physiology. See. Ed. New York. 

 Henry Holt and Company. 1U08. p. 210. 



-) A. J. GreviUius, Keimapparat zur Erhaltung konstanter Feuchtigkeit im Keim- 

 bette während einer beliebig langen Zeit. Beih. z. Bot. Zentralbl. XH. 1902. S. 289—292. 



Abderhalden, Handbucb der biochemischen Arbeitsmethoden. VIII. 15 



