Methodisches zur Physiologie des Pflanzenwachstums. 233 



Vegetationspiinkt wird genau unter die Nadelspitze eingestellt, sodann wird 

 diese entfernt und die Markierung kann erfolgen. Durch sukzessives Heben 

 und Senken des Fadens, d. h. durch Verlegen des Fadenendes auf dem 

 Maßstab um je 10 mm , wird die Wurzel in 1 w;H-Teile markiert. Xach 

 jeder Hebung ist es zweckmäßig, mit einem feinen Pinsel das Haar mit 

 der Tusche frisch zu befeuchten. Auf diese Weise ist es leicht möglich, 

 die Marken im Abstand von i o oder ^j^mm zu setzen. Die Vorbereitungen 

 erfordern, wenn das Mikroskopstativ einmal ausgemessenen Stand beibe- 

 hält, etwa 1 — 2 Minuten, und die Markierung selbst geht nicht langsamer 

 vonstatten wie bei freihändigen Arbeiten. Es ist die Hauptsache, wie aus 

 der Zeichnung ersichtlich ist (Fig. 71), daß das Verhältnis 



ai b^ bi ci oui 1 



ab bc • • • on 10 



gewährt bleibt, was ohne Rücksicht auf die Winkel, welche Fadenrichtung 

 und Maßstab einschließen, stets zu erreichen ist. wenn aibHlnb und ab 

 = b c gemacht Anrd. 



Markierer von Wiesner.^) Ein Korkpfropf von etwa 2 cm Durch- 

 messer und je nach Bedarf verschiedener Länge, wird, nachdem in den- 

 selben ein tiefer, 90'^ breiter und bis 

 zui' Achse reichender Einschnitt ge- Fig. 7i. 



macht wurde, mit einem Roßhaar so 

 umwunden, daß die Windungen Iw^^^ 

 weit voneinander entfernt liegen. Die 

 Korkoberfläche kann mit Schellack 

 überzogen werden, wobei berücksich- 

 tigt werden muß, daß die Fäden ge- 

 spannt bleiben. Die Fäden werden 

 mit der Druckerschwärze geschwärzt 



und nachdem das zu messende Pflanzenorgan, z. B. ein Stengel, auf eine 

 weiche Unterlage (Tuch, Wolle u. dgl.) gelegt worden ist, auf diesen leicht 

 angelehnt und der ^Maßstab wird auf diese Weise abgedruckt. 



Zur Ablesung der Marken nach dem Versuch benützte Wiesner den 

 sogenannten Federzirkel (Schraubenzirkel), welcher bei einiger Vorsicht 

 ohne jede Schädigung der Pflanzenteile angewendet werden konnte. Bei 

 Anwendung der Schrauben lassen sich die Stahlspitzen solcher Schrauben 

 um Q-Ol mm verschieben. Die Zirkelspitzen dürfen selbstverständlich nicht 

 senki'echt auf die Pflanzenorgane aufgesetzt werden, da diese leicht ver- 

 letzt werden. Der Abstand der Zirkelspitzen wird sodann auf einem in 

 Ol mm geteilten Mikrometer gemessen. 



') J. Wiesner unter Mitwirkung von R. r. Wettstein , Untersuchungen über die 

 Wachstumsgesetze der Pflanzenorgane. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. ^Vissenscb. Wien. 

 Bd. 88 (1883). 



