234 



V. Youk. 



Das Teilrädchen von Grisehach.^) Diese von Griseboch Aux- 

 anometer genannte Markiervorrichtung besteht aus einer Metallplatte von 

 ^ — 15 mm im Durchmesser, an deren Rand in bestimmten Entfernungen 

 (von 1 und 0-75 mm Durchmesser) leicht abgeschliffene Zähnchen sich be- 

 finden. Das Rädchen bewegt sich leicht um eine Achse und ist mit einem 

 Handgriff versehen, mit dem es an das Pflanzenorgan geführt wird. 

 Wiesner verbesserte dieses Rädchen insoweit, daß er den Übelstand der 



unsicheren Führung des Räd- 

 chens auf dem Ptlanzenorgan 

 beseitigte. An der Seite des 

 Handgriffes wird ein schwach 

 federndes, längUches Metall- 

 plättchen angebracht, welches 

 senkrecht zur Fläche des 

 Rädchens abgeplattet und ge- 



Fig. 72. 



Markierer nach Ganong 

 (Plant Physiology, 1908). 



gen die Zähne zu etwas kon- 

 kav gebogen ist. Mit Hilfe 

 dieses Rädchens kann man 

 die Markierung leicht und 

 sicher ausführen. Als Farb- 

 masse empfiehlt Wiesner die feinste Druckerschwärze, welche auf einer 

 Kautschukwalze aufgestrichen ist. 



Der Markierer von Ganong ist eigenthch das beschi'iebene Teil- 

 rädchen , nur der Rand besteht aus gekreuzten Linien von 2 mm weitem 

 Abstand (Fig. 72). Für Blätter dient ein anderer Markierer, bei welchem 

 das Rad dm'ch eine runde, in 2 m««-Quadrate geteilte Scheibe ersetzt ist, 

 die gegen das Blatt gedrückt werden kann. 



III. Die Apparate zur Messung des Längenwachstums. 



Die Apparate, welche zur Messung der Ptlanzeuorgane dienen, sind 

 auf verschiedenen Prinzipien aufgebaut. Entweder wird das Wachstum 

 mittelst eines Mikroskops direkt beobachtet oder es Arird vergrößert mit- 

 telst Hebelvorrichtung oder auch mittelst verschiedener anderer Vorrich- 

 tungen angezeigt. Im letzten Falle ist wieder entweder die direkte Ab- 

 lesung des vergrößerten Wachstums erforderlich oder wird dieses durch 

 entsprechende Vorrichtungen selbst registriert. Heute sind allgemein diese 

 selbstregistrierenden Auxanometer verschiedener Konstruktion in 

 Verwendung. Es gibt mitunter auch sehr feine, präzise Instrumente, so 

 daß zum Gebrauch diese allein zu empfehlen wären, doch für gewisse 

 Untersuchungen werden wohl auch die weniger präzisen Instrumente ge- 

 nügen und außerdem auch die Mittel der Laboratorien einfachere, biUigere 

 Instrumente verlangen, so daß ich hier eine größere Anzahl von Auxano- 

 metern zur Auswahl beschreiben möchte. 



') Grisehach, Beobachtungen über das Wachstum der Yegetationsorgane in be- 

 zug auf Systematik. Arch. f. Naturgesch. IX. Jahrg. Bd. 1. Berlin 1843. 



