Methodisches zur Physiologie des Pflauzenwachstums. 2ol 



die absoluten Größen der Zuwachse, sondern nur ihre Verhältniszahlen in 

 verschiedenen Zeiten zu kennen, so genügt es, die Bewegungen der Zeiger- 

 spitze einfach in Bogengraden abzulesen und diese zu vergleichen. 



Einige weiter zu beschreibende Auxanometer (Sachs, Wiestier, Pfeffer) 

 haben den besonderen Vorteil, daß sie die Zuwachsbewegungen automatisch 

 selbst registrieren — man nennt auch deshalb diese Apparate „selbst- 

 registrierende Auxanometer". Die Registrierung geschieht mittelst einer 

 berußten Trommel, die sich mit Hilfe eines Uhrwerkes in Drehung be- 

 findet. Es kann die Trommel statt mit der berußten Fläche auch mit 

 einer weißen Papierfläche belegt sein, an der eine besondere Schreibfeder 

 mit der Tinte befestigt ist. Die Adjustierung der Trommel erfordert einige 

 Maßregeln, die ich hier zunächst besprechen möchte. 



Die Adjustierung der Registriertrommel nach Langen- 

 dorf f. '^) Die Breite des Papierstreifens soll so groß sein wie die Breite 

 der Trommel, die Länge soll aber etwas größer sein als der Trommelum- 

 fang. Es ist zweckmäßig solche in entsprechender Größe herausgeschnittenen 

 Papierstreifen in größerer Anzahl vorrätig zu haben. Wenn diese Streifen 

 noch dazu schon vorher an einem Ende etwa 5 mm breit gummiert sind, 

 so ist das Kleben des Papiers an der Trommel sehr einfach. Das Papier 

 soll der Trommel fest und straff anliegen. Bei der Aufstellung der Schreib- 

 spitze muß man darauf achten, daß diese bei der Drehung der Trommel 

 nicht gegen die ..Nahtstelle" geleitet wird, weil dies hinderlich wäre, sie soll 

 von der Duplikatur des Mantels über die Nahtstelle hinübergleiteu. Es 

 gibt auch bestimmte Vorrichtungen an der Trommel, durch welche das 

 Kleben des Papiers überflüssig geworden ist. Bei iri^sw^rschem Auxano- 

 meter, bei welchem sich die Trommel exzentrisch bewegt, ist an der Naht- 

 stelle ein Messingstäbchen in die Trommel eingeführt, das wie eine Feder 

 den Papierstreifen festhält. Da sich die Trommel exzentrisch bewegt, stört 

 diese Feder bei richtiger Einstellung die Schreibspitze nicht. Die Papier- 

 sorte darf nicht zu dünn und nicht zu dick sein, man benützt am besten 

 weißes Glanzpapier (Kreidepapier) von etwa O'OT mm Dicke. 



Bei Berußung des Papiers benützt man am besten einen Petro- 

 leumflachbrenner oder eine Terpentinlampe. Das Anrußen geschieht in der 

 Weise, daß man die Trommel mit der Hand in weiten Spiraltouren über 

 die Flamme dreht. Hiirthle hat eine Berußungsvorrichtung konstruiert, 

 welche darin besteht, daß der Rauch einer Lampe gegen die Trommel 

 zerstäubt wird. Die Fig. 75 zeigt diese Vorrichtung. Der aus Glimmer 

 gefertigte Schornstein S wird auf eine rußende Flamme aufgesetzt und 

 der Rauch wird durch die horizontale Röhre mittelst eines Gummigebläses 

 zerstäubt. In dieser Weise gelingt es, den Ruß in feiner Verteilung gleich- 

 mäßig auf die Trommeloberfläche aufzutragen. Die Berußung soll nach 

 den Erfahrungen von Laiujendorff doch so kräftig sein, dali sie zu einer 

 dunklen, gleichmäßigen Schwärzung der Trommel führt. 



') 0. Langendorff, Physiologische Graphik. Leipzig und Wien 1891. 



