238 



V. Vouk. 



Nach dem Versuche öffnet man die „Naht" und fixiert die auf der 

 berußten Oberfläche gewonnenen Aufzeichnungen, indem man das Papier 



Fig. 75 



Fig. 76. 



Hürfhies Bußzerstänber 

 (aus Langendorff, Physiolog. liraithikt. 



Farhschreiber 

 (aus Lnngendorff, 

 Physiol. Graphik). 



Fig. 77. 



durch eine alkohohsche Schellacklösuug durchzieht. Nach Langendorff 



kommen auf 10 Teile gebleichten Schelhick 100 Teile 90%iger Alkohol. 



Nach der Auflösung, die am zweck- 

 mäßigsten auf dem Wasserbad ge- 

 schieht, filtriert man die Flüssigkeit 

 durch Leinwand und setzt eventuell 

 etwas venezianisches Terpentin hinzu, 

 wodurch der trockene Überzug weni- 

 ger brüchig wird. Dann wird die auf 

 diese Weise präparierte Aufzeichnung 

 getrocknet. 



Diese ganzen umständlichen Vor- 

 richtungen zur Berußung. Fixierung 

 und Aufbewahrung der Aufzeichnungen 

 können, wie im Anfang gesagt, durch 

 einen Farbschreiber i Fig. 76), der mit 

 ^Methyhiolett gefüllt auf einer weißen 

 Papierfläche schreibt, ersetzt werden. 

 Diese Farbschreibfeder hat aber doch 

 einen unangenehmen Nachteil, daß sie 

 leicht verstopft und nicht mehr schreibt. 

 Sie muß jedenfalls nach jedem \'ersuche 

 sorgfältig gereinigt werden 



Auxanometer nach Sachs'^) 

 ist im (irunde genommen ein ..Zeiger 

 am Bogen" , dessen Zeiger mit der 

 Spitze auf einer berußten Trommel 



schreibt. Die Trommel ist auf einem Uhrwerk, dessen Drehungszeit sich 



mit dem Pendel regulieren läßt, aufgesetzt {Fig. IT). 



Auxanometer nach Sachs 

 ( Vorles. über Pflanzenphysiologie. 2. Aufl.). 



^) J. Sachs, Über den Eiufluß (ier Lufttemperatur und des Tageslichtes auf die 

 stündlichen und täglichen Änderungen des Längenwachstums. Arb. d. bot. Inst. Würz- 

 burg. Bd. 2 U8"2).^ 



