Methodisches zur Physiologie des Pflanzenwachstums. 239 



Auf dem Stativ E, das sich heben und senken läßt, ist ein horizon- 

 taler Balken befestigt, der in einer Achse die Rolle h trägt. Die Rolle ist 

 aus festem, hartem Holz oder noch besser aus Hartgummi gemacht und 

 sie bewegt sich in ihrem Lager leicht. Im ganzen Umfans: der Rolle ist 

 eine Rinne eingedreht, in welcher der Faden a hängt. Der Faden ist einer- 

 seits an der Pflanze befestigt, andrerseits mit dem Gewichte g gespannt. 

 Im Radius der Rolle ist der Zeiger c befestigt, der eine Metallspitze trägt. 

 Der Zylinder B wird durch das Uhrwerk gedreht, das auf einem Tische 

 befestigt ist. Sachs benützte eine Pendeluhr, da er mittelst Pendel leicht 

 den Gang der Uhr variieren konnte. Der Zyhnder ist exzentrisch aufge- 

 stellt und die Achse des Zylinders ist von der Rotationsachse etwa 1 cm 

 entfernt. Durch diese Einrichtung wird erzielt, daß der Zeiger nur während 

 einer kurzen Zeit die berußte Fläche d berührt. Wenn der Zeiger 60 cm 

 lang ist und der Rollenradius 5 cm beträgt, so ist die Vergrößerung eine 

 12fache. Die Vergrößerung ist uns also im Quotienten der Zeigerlänge 

 und des Rollenradius gegeben. Den Radius muß man, um Fehler zu ver- 

 meiden, genau bestimmen, d. h. vom Zentrum der Rolle bis zum tiefsten 

 Teile der Rinne und noch die Hälfte der Dicke des Fadens. Die Ver- 

 größerung kann man auf folgende Weise auch direkt bestimmen: Statt 

 des Blumentopfes mit der Pflanze stellt man unter die Rolle einen schweren 

 Ständer, der einen kleinen Schraubstock trägt; in diesen spannt man einen 

 Millimeterstab, an welchem der Faden befestigt ist. Nachdem die Zeigerspitze 

 an das berußte Papier des Zyhnders angelegt und zur Ruhe gekommen ist, hebt 

 man den Millimeterstab im geöffneten Schraubstock genau um 1 cm und 

 schraubt ihn fest. Dasselbe \'erfahren wiederholt mau an verschiedenen 

 Stellen des berußten Papiers mehrfach, so ist die mittlere Länge des so 

 erhaltenen Bogens n cm. Teilt man nun den Bogen mittelst eines Zirkels 

 in 10 gleiche Teile, so entspricht jeder einem Millimeter des Maßstabes usw. 

 und man kann den so geteilten Bogen dazu benützen, auf dem schwarzen 

 fixierten Papier die Zuwachse unmittelbar in Millimetern abzulesen. 



Um die Fehler zu vermeiden, ist es vor allem wichtig, daß die Rolle 

 gut gedreht und zentriert ist. Außerdem muß auch die Dehnbarkeit und 

 die Hygroskopizität des Fadens berücksichtigt werden. Man benützt am 

 zweckmäßigsten einen festen Seidenfaden, der vorher auf die erwähnten 

 Eigenschaften geprüft wurde. Die Fehler in der Aufzeichnung können auch 

 durch die Zusammenziehuug und Ausdehnung der Erde entstehen, sogar können 

 diese Fehler mitunter sehr groß sein. Daher muß die Erde samt der Pflanze auch 

 nach wiederholtem Begießen unbeweglich bleiben. Zum Versuche sollen Pflan- 

 zen verwendet werden, die eine längere Zeit in demselben Blumentopf ge- 

 wachsen sind, bei denen schon ein Gleichgewichtszustand der Erde hergestellt 

 ist. Die Vorsichtsmaßregeln gelten auch für alle Auxanometerversuche. 



Auxanometer nach Wiesner. ^) Auf einem massiven Stativ S 

 (Fig. 78) befinden sich zwei Messingbalken h und h' in horizontaler Lage 



') Wiesner, Über eine neue Konstruktion des selbstregistrierenden Auxanometers 

 Flora (1876). 



