242 



V. Vouk. 



.t..l 



Zyliuder eine Art von Treppenkurve zeichnet, indem der Zylinder je nach 

 der Stellung des auslösenden Uhrwerkes jede Vi- V2' 1 oder 2 Stunden 

 eine Drehung macht. Die so markierten Strecken geben dann den realen 

 Zuwachs im VerhiUtnis der Rolle w zur Rolle r vergrößert an. AulJer diesem 

 Apparat benutzte Pfeßer auch einen anderen, dessen Zylinder eine Um- 

 drehung in 24 Stunden ausführt und bei welchem die ^Yachstumskurve 



direkt auf Koordina- 

 ^*^- ^^- tenpapier geschrie- 



ben wird. In diesem 

 Falle wird die Kurve 

 mit einer Schreib- 

 feder und Glyzerin- 

 Anilinblautinte ge- 

 schrieben. 



D e m n s t r a t i- 

 onsauxauometer 

 nach KohJS) (Fig. 

 81 i). Dieser Apparat 

 beruht im wesent- 

 lichen auf dem Prin- 

 zipe des Wiesner- 

 schen Auxanoraeters 

 mit dem Unterschied. 

 daß der Zeiger sich 

 in horizontaler Linie 

 bewegt und mittelst 

 eines Projektionsap- 

 parates auf dem 

 Schirme projiziert 

 wird 



Im Ausschnitt 

 A des Brettchens B 

 in der Fig. 81 ist 

 eine Glasskala G ein- 

 gesetzt, die man in 

 einer optischen Werk- 

 stätte anfertigen 

 lassen kann. An den 

 Enden des Brettchens sind zwei XutenroUen angebracht , von denen die 

 eine (nj einfach, die andere (wj, >2o) aber zusammengesetzt ist, d. h. 

 aus zwei miteinander fest verbundenen Rollen besteht . deren Durch- 

 messer in einem einfachen X'erhältnis zueinander steht. Auf einem 



Projektionsauxanometer nach Kohl (I, II, III), photographische 

 Kegistriermethode nach Kohl (IV, V). 



*) F.G.Kohl, Ein neuer Apparat zur Demonstration von Wachstum und riasmo- 

 Ivseerscbeinungen. Ein photographisches Auxauometer. Ber. d. Deutschen Bot. Gesellsch. 

 Bd.20. S. 208— 212 (1902). 



