Methodisches zur Physiologie des Pflanzenwachstums. 243 



Punkte (Fig. 81 //) der größeren Rolle (n^, tu) ist ein feiner Draht ^ be- 

 festigt und läuft in horizontaler Linie über die einfache Rolle )i. wo er 

 dann mit dem Gewichte G in Spannung gehalten wird. Über die kleinere 

 Rolle (/«i, n.,) geht ein Faden PF', der an einem Ende mit dem Pflanzen- 

 organ verbunden ist und an dem anderen mit dem Gewichte G' gespannt 

 wird. An dem Draht FF ist ein kleiner Zeiger befestigt, „der so gebogen 

 ist (Fig. 81 III), daß er mit der Spitze, sich der Glasscheibe anlegend, auf 

 derselben hingleitet, wenn der ihn tragende F-aden durch die vom Ver- 

 suchsobjekt veranlagte Drehung der Doppeh'oUe eine Bewegung macht"'. 

 Anliegend an das Brettchen B hinter der Glasskala G ist ein Rohran- 

 satz B angebracht, den man unmittelbar über die Beleuchtungslinsen 

 eines Projektionsapparates schiebt. Das Brettchen B ist mit der Verlän- 

 gerung V auf einem Stativ S befestigt und läßt sich verschieben, d. h. 

 beliebig hoch aufstellen. Das Skioptikon projiziert die Skala scharf an dem 

 Schirme und vergrößert die Bewegung stark. Wenn z. B. das Verhältnis 

 der Rollen )iy, lu 1:6 ist und das Versuchsobjekt in einer Stunde 1 mm 

 hoch wächst, so kann der Zeiger am Schirme über 24 cm gleiten, daher 

 in 5 Minuten über 2 cm, was immerhin vor dem Publikum demonstriert 

 werden kann. Hat die Glasskala nämlich 2 mm Teilung, so erscheinen die 

 Teilstriche auf dem Schirme 8 cm (Vergrößerung 40), daher 6 x 40 = 240 mm. 



Kohl hat auch eine recht einfache photographische Registrier- 

 methode erfunden, welche man zu jedem Auxanometer verwenden kann 

 (Fig. 81 7 F). 



Eine Trommel T, die vom Uhrwerk V gedreht -snrd, ist mit Zelluloid- 

 film oder noch zweckmäßiger mit Bromsilberpapier überzogen und in 

 einem lichtdichten Kasten K eingeschlossen. Auf einer Seite des Kastens 

 befindet sich ein Spalt, über welchen in einem Geleise ein Schieber SS 

 aus Aluminiumblech oder Hartgummi leicht gleiten kann. Der Schieber hat 

 in der Mitte ein kleines Loch, etwa 1 mm Durchmesser breit, vor welchem 

 ein kleines elektrisches Glühlämpchen (X^ befestigt ist. Dicht an dem Schieber 

 bewegt sich das hchtempfindliche Papier (Fig. 81 IV). Der Schieber hängt 

 anstatt des Spanngewichtes an dem Faden eines beliebigen Auxanometers, 

 kann sogar noch, wenn notwendig, mit einem Gewicht beschwert sein. Die 

 Anfangseinstellung wird immer so gewählt, daß das Loch eben unter dem 

 oberen Rande der Trommel steht. Bei der Streckung der Versuchsptlanze 

 senkt sich der Schieber und photographiert an der hchtempl'indhchen 

 Schicht die AVachstumskurve. 



Der elektrische Auxanometer von Frosf^) (Fig. 82, 83, 84). 

 Dieser Auxanometer ist viel genauer und präziser, als alle die bisher be- 

 schriebenen, da es sogar die Zunahme des Wachstums von 1/50 eines Milli- 

 meters verzeichnet. Dieser Auxanometer besteht im ganzen aus 3 Teilen, 

 einem Auxanometer. Batterie und Chronographen. Die Verzeichnung ge- 

 schieht mittelst Stromuuterbrechung. 



') W. D. Frost, On a new electric Auxauometer and coutinuous recorder. Minne- 

 sota Bot. Studies. Bull. Xr. 9. Part. IV (1894). 



16* 



