244 



V. Youk. 



Der eigentliche Auxanometer ist ein kleiner aus Aluminium herge- 

 stellter Apparat, der auf einer beweglichen Achse auf einem Stativ be- 

 festigt ist. Dieser Apparat besteht aus mehreren gezähnten Piädern. die 

 auf einer Achse befestigt sind und von denen das größte etwa 5 cm im Durch- 

 messer und etwa 144 Zähne hat. Über irgend einen von diesen geht über 

 eine Rinne ein silberner Faden, der mit einem Ende an der Pflanze und an 

 dem anderen mit einem Spanngewicht verbunden ist. Ein Haken paßt ge- 

 nau in die Zähne der Räder und ist mit einer Platinspitze versehen, 

 welche beim Herausspringen des Hakens infolge der Drehung des Rades 

 mittelst einer Hebelvorrichtung in eine Schale mit Quecksilber hineintaucht. 

 Der eine Pol der Batterie ist mit Quecksilber verbunden und der andere 



Fig. 82. 



Elektroauxanoraeter nach Frost mit Batterie und Chronometer. 



mit dem Haken. r)ie Länge der Zeit. Avelche der Strom geschlossen bleibt, 

 läßt sich mit einer Schraube regulieren. 



Wenn nämlich die Pflanze in die Länge wächst, so wird sich bei 

 einem bestimmten minimalen Zuwachs das Rad um einen Zahn weiter 

 bewegen. In demselben Momente springt der Haken aus der A'ertiefung 

 des Zahnes und durch die gleichzeitige Berührung der Platinspitze mit 

 Quecksilber wird der Strom geschlossen. AVenn das kleinste Rad benützt 

 wird, so werden bei einem Zuwachs von einem Millimeter 46 Aufzeich- 

 nungen gemacht, d. h. es wird mit diesem Apparat i/^g Teil eines Milli- 

 meters aufgezeichnet. Das größte Rad zeigt das Wachstum von V^ MiUi- 

 meter an. Leider ist aus der Photographie des Apparates in der Original- 

 arbeit die genaue Konstruktion nicht deutlich sichtbar, doch kann der 



