246 



V. Vouk. 



Das elektrische Auxanometer hat den großen Vorteil, daß der Auxa- 

 nometer selbst ganz separiert vom registrierenden Teil des Apparates auf- 

 gestellt werden kann. Das Auxanometer kann im Gewächshaus, oder auch, 

 wenn es geschützt wird, im Freien aufgestellt sein, hingegen kann man 

 die Beobachtungen auf dem Arbeitstisch im Laboratorium machen. Durch 

 diesen Apparat kann man sich von der schädhchen Laboratoriumsluft 

 gänzlich unabhängig machen. 



Mit diesem Auxanometer kann man auch die Beobachtungen über 

 das Dickenwachstum der Pflanzenorgane machen, wovon im späteren Kapitel 

 die Rede sein wird. 



Präzisions-Elektroauxanometer von Bovie.'^) Dieser Apparat 

 ist auch auf dem Prinzip des Öffnens und Schüeßens des Stromes auf- 



Fig.84. 



u,oi^^ 



Der Aufzeichner (Chromograpb) des Wachstums nach Frost. 



gebaut — er hat auch den großen ^'orteil, daß das Auxanometer und der 

 Chronograph voneinander aufgestellt werden können. Außerdem hat Bocie 

 den gewöhnlichen Seidenfaden durch einen Metallfaden ersetzt und auf 

 diese Weise den unangenehmen Einfluß der Feuchtigkeit und Temperatur 

 ausgeschaltet. Der Apparat, dessen Skizze und Abbildungen, für deren Über- 

 lassung ich Herrn Prof. Bovie in Cambridge herzlichst danke, hier vor- 

 liegen (Fig. 85, b6, 87, 88), arbeitet noch genauer und präziser als der 

 i'Vos^sche. 



Die Pflanze (Fig. 86) wird mit einem sog. Invar-Draht („Invar" ist 

 eine Legierung von Nickel und Stahl) a mit der Feder h verbunden, 



^) W. T. Bovie, A precisiou au.xanometer. Botauical Gazette. 53. Xr. 6 (1912). 



