Methodisches zur Physiologie des Pflanzenwachstums. 



247 



und zwar nur so, daß eine Spannung hergestellt wird, wobei aber die Pflanze 

 durch den Zug gar nicht angegriffen wird. Die Feder steht in einer mini- 

 malen Entfernung von der Spitze c' des Blockes c, welche ebenso wie 

 auch die Spannung des Drahtes a von einer Schraube, die in der Skizze 

 nicht sichtbar ist, reguliert werden kann. Die Berührung der Feder mit 

 der Spitze c' schließt den elektrischen Strom, welcher den Elektromagneten 

 d umfließt, wodurch der Hebel e in die Höhe gezogen wird. Durch 

 die Hebung des Hebels e ^ird 

 das Uhrwerk f. das mit der ^'^•^*'- 



CHRONOGRAPH 



Die Skizze zum PräzisionselektroaTixanometer 

 nach Bovie. 



AuxanometervorrichtunfT des elektrischen Präzisionsanxanometers 

 nach Bovie. (Original-Photographie Ton Prof. Bovie.) 



Schraube / in Verbindung steht, ausgelöst. Die Schraube/ dreht sich dadurch 

 um einen kleinen Betrag, wodurch auch der Block c um denselben kleinen Be- 

 trag gehoben mrd. Dadurch wird aber der kleine Abstand der Feder von der 

 Spitze c' wieder hergestellt. Der Strom ist nun wieder offen, der Hem- 

 mungshebel sinkt wieder zurück und das Uhrwerk bleibt auch stehen. Der 

 Strom wird also automatisch geöffnet und geschlossen. 



Aus der Anzahl der Umdrehungen der Räder des Uhrwerkes kann 

 auch die Drehung der Schraube /' berechnet werden. Wenn 20 Zähne des 



