250 ^ • Vouk. 



wähne das von Golden und Arthur i), von Lloyd 2) und von Schonten ^) — 

 welche alle mehr oder weniger auf den hier beschriebenen Prinzipien auf- 

 gebaut sind und die sich von den beschriebenen Auxanometern kaum wenig 

 unterscheiden. 



Eine Konstruktion verdient noch Beachtung — der auf optischem 

 Prinzipe aufgebaute Crescograph von Ch. J. Böse.*) ]\Iit diesem Instru- 

 mente werden aber nicht die direkten Zuwachse gemessen, sondern nur die 

 Geschwindigkeiten des Wachstums, d. h. die Beschleunigung oder Verzöge- 

 rung des normalen Wachstums. 



IV. Die Messung des Dickenwachstums. 



Zur Messung der Dicke verschiedener Pflanzenorgane kann man auch 

 die einfachsten Winkelapparate '■>'] benützen. Einen ähnlichen Apparat kon- 

 struierte auch Jost bei seinen Untersuchungen über 

 ^^^■^^- das sekundäre Dickenwachstum der Bäume. ß) 



Fühlhebel nach Jost (Fig. 90) gibt eine 



ungefähr sechsfache Vergrößerung an. Die kürzeren 



Schenkel des Fühlhebels sind aus 8 rmn langen und 



1-5 nmi dicken Drähten (D) hergestellt, die parallel 



zur Achse (A) des Instrumentes, also senkrecht zu 



seiner Flächen ausdehnung verlaufen. Die Schenkel 



umfassen den Winkel von ßO" und daher ist die 



Skala in 60'' eingeteilt. Ein Zehntelgrad der Skala 



entspricht einer absoluten Größe des Objektes von 



0-027. doch genügt, die Messungen in Zehntelgraden 



j auszudrücken, da es ja hauptsächlich nur auf 



ä relative Größen ankommt. Ein Objekt von 1 mm 



Fühlhebel nach josf. Durchmcsscr ist z. B. o7"5 Einheiten (= Zehntel- 



grade) dick. Der Zweig wird an der zu messenden 



Stelle mit roter Marke bezeichnet. Der Fühlhebel wird mit seiner Ebene 



unter 450 ^ur Längsachse des Zweiges geneigt, unter dem leichten Drucke 



der Feder F angelegt, so daß die Marke (Mj am Zweig (Z) und die Achse 



des Instrumentes in einer geraden Linie (a), die den Winkel zwischen den 



beiden Schenkeln halbiert, liegen. 



Golden and Arthur, Botauical Gazette. 22 (1896). 



-) F. E. Lloyd, A uew aüd chcap form of aiixanometer. Toneva. III. p. 97 bis 

 100 (1903). 



^) L. Schonten, Ein neuer und ein modifizierter Apparat zu pflanzlichen Demon- 

 strationsversuchen. Ein einfaches selbstregistrierendes Auxanometer. Flora. Bd. 67. 

 S. 116 (1907). 



*) Ch. J. Böse, Plant Response as a means of physiological investigation. Long- 

 mans. Green and Co. New York and Bombay 1906. 



') Johannsen, Die Elemente der Erblichkeitslehre. S. 12 (1909). 



^) Jost, Beobachtungen über das sekundäre Dickenwachstum der Bäume. Ber. d. 

 Deutsch, bot. Ges. (1892). 



