Methodisches zur Physiologie des Pflanzenwachstums. 253 



federnde Metallstreifen G und die Schreibfeder H hängt, welche durch die 

 Schraube J mehr oder weniger an die Trommel K gedrückt werden kann. 

 Der Klemmring F läßt sich durch die Klemmschraube L fixieren. 



Das Messingstück A trägt an dem Arm .V die Trommel K, welche 

 ein Uhr- und Triebwerk enthält und auf ihrer Mantelfläche mit einem 

 Papierstreifen bespannt ist. Das Triebwerk läuft durch 7—8 Tage und 

 braucht der Papierstreifen nur nach Ablauf einer jeden Woche ausge- 

 wechselt zu werden. Auf dem Papierstreifen sind die Tage und Stunden 

 vorgedruckt und ist für die Bewegung des Zeigers eine Millimeterteilung 

 vorgesehen. Es würde allerdings möglich sein, die Teiking entsprechend 

 den Werten der Scheibe D anzuordnen, allein ich ziehe die Millimeter- 

 teilung vor, um die Papierstreifen, welche zweckmäßig in größerer Auf- 

 lage anzufertigen sind, für verschiedene Instrumente benützen zu können 

 und weil es sich hier weniger um den genauen ziff er mäßigen Wert der 

 Bewegung, welcher ja auf der Scheibe D abgelesen werden kann, handelt, 

 als vielmehr um die graphische Darstellung des Zuwachsverlaufes. 



Das Messingstück A trägt weiters die Vorrichtung 0. Dieselbe hat 

 den Zweck, als Befestigung des Stahlbandes P zu dienen, um einerseits 

 den Überschuß desselben mittelst der Kurbel R aufrollen, andrerseits das 

 Band beim Fortschreiten des Zuwachses abrollen zu können; die Details 

 dieser Anordnung sind am Instrumente ohne weiters verständlich. 



Das Stahlband P darf nicht federn, aber auch nicht deformiert 

 sein. Der richtige Grad des Glühens des Stahlbandes ist von besonderer 

 Wichtigkeit. Das Stahlband P wird, auf labilen Gleitrollen ruhend, 

 um den Baum gelegt und gelangt zur fixen Rolle S, wird sodann durch 

 einen Haken mit Öse L aus der bisher vertikalen Lage seiner Breiten- 

 ausdehnung in eine horizontale gebracht, sodann über die Welle C, dieselbe 

 halb umfassend, geleitet, und schließlich über die fixe Gleitrolle T geführt 

 und mit dem GeA\ichte U beschwert. Die Schwere dieses Gewichtes richtet 

 sich nach der Anzahl der verwendeten Gleitrollen, also nach der zu über- 

 windenden Pieibung und schwankt zwischen 1 bis 2 hg. 



Beim Montieren des Zuwachsautographen empfiehlt sich folgender 

 Vorgang: 



Zunächst wird der Apparat mittelst der Schrauben a und a' an den 

 Baum fest angeschraubt. Sodann werden die Gleitrollen in der Höhe der 

 Piolle derartig um den Baum verteilt, daß das später darüber zu führende 

 Stahlband den Baum nicht direkt berührt. Auf die Anl)riugung der (lleit- 

 rollen in der richtigen Höhe muß große Sorgfalt verwendet werden. Es ist 

 praktisch, die Gleitrollen, welche zwar durch einen vorhandenen Stahldorn 

 eine mäßige Befestigung an der Baumrinde gestatten, mittelst eines Fadens 

 an einer in die Fände leicht einzuschiebenden Stecknadel aufzuhängen. 



Sodann wird die Sperrvorrichtung bei geöffnet, das Stahlband 

 über die Gleitrollen gelegt, bis hinter die fLxe Gleitrolle S geführt, dann 

 bei h in das Stahlband P eingehängt. Selbstverständlich nmß gleichzeitig 

 ein Gehilfe das Stahlband P über die Gleitrolle T geführt und um die 



