254 V. Vouk. 



Welle C gesclilungen haben und die Öse dieses Bandes bei h l)ereitlialten. 

 Während dieses Vorganges soll der Klemmring F gelüftet sein, die Schreib- 

 feder H die Trommel K nicht berühren. Das richtige Funktionieren des 

 Zuwachsautographen wird man daran erkennen, daß der Zeiger E einen 

 Ausschlag nach vorwärts ergibt, wenn man das Stahlband bei mäßig 

 gegen den Baum drückt und in seine frühere Stellung zurückkehrt, wenn 

 dieser Druck aufhört. Trifft dies zu, dann ist das Triebwerk aufzuziehen, 

 die Trommel mit Papier zu bespannen, die Schreibfeder mit der Tinte zu 

 füllen und dieselbe in die richtige Berührung mit dem Papier zu bringen. 

 Ein zu starkes Ausdrücken der Schreibfeder an das Papier kann die 

 Empfindlichkeit des Apparates beeinträchtigen. Nun wird die Trommel so 

 gedreht, daß die Schreibfeder auf die richtige Zeit (Tag und Stunde) ein- 

 gestellt ist, und wird dieselbe dann mittelst L an die AVelle C festge- 

 klemmt. Anfangs wolle man die Schreibfeder auch so einstellen, daß sie in 

 der Mitte der Trommel zu schreiben vermag. Es wird nämlich mitunter 

 der Fall eintreten, daß die Gleitrollen sich etwas in die Piinde eindrücken 

 und deshalb eine rückwärtsgehende Bewegung des Zeigers eintritt. Nach 

 kurzer Zeit wird jedoch der Apparat richtig notieren. Es ist zweckmäßig, 

 den Apparat mit einem Schutzhäuschen zu umgeben und in dasselbe iu- 

 sektenvertreibende Stoffe zu legen, i) 



Friedrich konstruierte auch solche ^'orrichtungen, welche gestatten, 

 die Veränderungen des Baumzuwachses auch mittelst elektrischen Kabels 

 und Quecksilberunterbrechers zu übertragen, wodurch die Schreibvorrichtung 

 auch im Laboratorium aufgestellt werden kann, was für gewisse Fälle von 

 wesentlichem Vorteil ist. Die elektrische Übertragung kann in verschiedener 

 Weise wie auch beim gewöhnlichen Auxanoraeter konstruiert werden. 



Der Zuwachsautograph ist ein sehr empfindlicher Apparat. Friedrich 

 spannte zwischen den Kluppenarmen zur Probe einen Eisenstab ein und wie der 

 Stab erhitzt wurde, so notierte der Apparat die Ausdehnung des Eisens sofort. 



V. Die Messung des Flächenwaehstums. 



Für die Messung des Flächenwachstums sind bisher noch keine be- 

 sonderen Methoden ausgearbeitet worden, wenigstens keine besonderen 

 Apparate. Das Wachstum der flächenförmigen Pflanzenorgane, in erster 

 Linie der Blätter, kann man nur durch direktes Messen verfolgen. In 

 vielen Fällen wird bei der Beobachtung des Wachstums der Blätter 



das einfache Messen der Länge und Breite wohl genügen. Von 

 Zeit zu Zeit mißt man einfach mit einem Millimeterstabe die Länge und die 

 Breite. Diese Methode ist wohl für die Beobachtung des täglichen Wachstums 

 kaum zu brauchen, da sie einerseits viel zu ungenau ist und andrerseits 

 auch zu umständlich. Viel genauer ist wohl die 



Millimeterpapiermethode. Man legt das zu untersuchende Blatt auf 

 ein MiUimeterpapier und zeichnet mit dem Bleistift den Blattumriß ab. Jetzt 



*) Der Apparat wird von der Firma Neuhöfer rf- Sohn, Wien, IV., Hartmanngasse, 

 angefertigt. 



