Die keimfreie Züchtung von Säugetieren. 315 



wird. Verziehungen und damit Undichtigkeiten hätten auftreten können. 

 Die Größe der Bodenflache betrug 60 : 1 20 cm , war also so gewählt . da(j 

 man an der Mitte der Seitenwand steh-end. jede Stelle des Bodens mit 

 ausgestrecktem Arm bequem erreichen könnte. Die Höhe vom Fußboden 

 gemessen betrug ebenfalls 120 cm . also reichlich viel für alle in Betracht 

 kommenden Versuchstiere. Der Inhalt des Raumes berechnet sich darnach 

 auf 864 Raumhter. so daß dem darin gehaltenen Tiere genügend Atmungs- 

 luft zur Verfügung steht, auch wenn für einige Zeit aus irgend welchen 

 Gründen (Versagen der Luftpumpe . Reparatur oder Auswechslung an der 

 Luftleitung) die Luftzufuhr unterbrochen würde. Die beiden Seitenwände 

 bestehen bis auf je zwei runde Öffnungen aus Glas in T-Eisenrahmen; sie 

 sollen dem Innenraum eine genügende Belichtung sichern. Die beiderseitig 

 ausgesparten Öffnungen G G dienen als Einfaßöffnungen : sie stehen um 

 Brustweite voneinander ab und sind so hoch vom Boden entfernt . daß 

 man mit nach vorne ausgestreckten Armen bis zur Schulter einfassen 

 kann. Der Abstand von dem Boden des Versuchsraumes beträgt 15 c»?. 

 In diese Öffnungen sind keimdicht durch Klemmringe bis zur Schulter 

 reichende weite Gummihandschuhe eingelassen; man kann also jederzeit 

 nach Eingehen in die Handschuhe im Innern des Versuchsraumes hantieren 

 und sich dabei durch eine zweite Person, die das andere Handschuhpaar 

 benützt, assistieren lassen. Die Decke des Aufzuchtraumes besteht durch- 

 weg aus Eisenblech und trägt in drei Ecken Glühbirnen zur Beleuchtung. 

 An Stelle der vierten Birne ist ein Schraubkontakt eingeschaltet . von dem 

 eine Schnur bis zum Boden herabhängt, welche die Kraft für einen elek- 

 trischen Kochapparat liefert. Dieser dient dazu, die Nahrung zu wärmen 

 und auch gelegentlich für die Herstellung von warmem Wasser zu 

 Operationen, Reinigungszwecken etc. Auf der Decke steht eine Gasuhr, 

 durch welche alle aus dem Kasten ausströmende Atmungsluft hindurch- 

 gehen muß. Die beiden Stirnflächen des Aufzuchtapparates sind ebenfalls 

 aus Eisenblech gearbeitet. Die hintere ist von zwei Öffnungen durchbohrt. 

 Die untere dient zur Einführung der Atmuugsluft. an der oberen ist ein 

 mit Wasser gefülltes Manometer angeschlossen, um ständig den Innen- 

 druck des Versuchsraumes kontrollieren zu können. An der vorderen Stirn- 

 wand befindet sich oben eine Öffnung für den Luftaustritt . von der ein 

 mit Hahn verscMießbares Metallrohr zum Gasometer hinführt. In passender 

 Arbeitshöhe ist in den unteren Teil der gleichen Wand der eigentliche 

 Eingang zu dem Tierraum V angebracht. Derselbe besteht aus einem soliden 

 Autoklaven mit zwei Eingangstüren. Die eine A öffnet sich nach außen, 

 die zweite I nach dem Innern. Jede kann durch sechs Flügelschrauben 

 und Gummidichtung keimdicht verschlossen werden. 



Die Heizung des Autoklaven erfolgt auf elektrischem Wege durch 

 eine im Innern aufgestellte Heizplatte, deren Zuleitungsdraht die Wand 

 durchsetzt und in dieser durch eine Asbeststopfbüchse abgedichtet ist. Die 

 Heizplatte muß besonders wasserdicht gearbeitet sein, damit nicht durch 

 die im Autoklaven beim Sterilisieren entstehenden Dämpfe die Heizspiralen 

 zerstört werden. 



