316 E. Küster. 



Der Boden hat einen Belag ans drei leicht herausnehmbaren Latten- 

 rosten. Die einzelnen Holzstäbe stehen 2 mm voneinander ab und sind 

 nach unten scharf keilförmig verjüngt. Durch diese besondere Form der 

 Stäbe wird erreicht, daß jede Masse, die durch den Zwischenspalt nach 

 unten durchdringt, glatt abläuft und nicht hängen bleiben und eintrocknen 

 kann. Der äußere Boden ist ein abschraubbarer Eisenblechtrichter mit 

 weiter Ausflußöffnung. Das Ausflußrohr ragt tief in ein mit Paraffinöl 

 gefülltes Trichtergefäß p hinein, welches auf einem Dreifuß untergestellt 

 und mit einem Abflußhahn versehen ist. 



Die Fäzes der Versuchstiere bleiben fast vollständig auf dem Latten- 

 rost zurück und werden jeweils, sobald sie bemerkt werden, in kleine 

 Glasfläschchen mit Korkverschluß gesammelt. Der Harn fließt durch den 

 Trichter ab und sammelt sich vermöge seines höheren spezifischen Ge- 

 wichtes unter dem Paraffinöl an : aus diesem wird er zweimal täglich ab- 

 gelassen. Will man aus irgend einem Grunde die Berührung des Harnes 

 mit dem Paraffinöl vermeiden, so fällt es, wenigstens bei dem von mir 

 benützten Versuchstiere (Ziege), nicht schwer, den Harn direkt in einem 

 Gefäß aufzufangen, da der Harnabsatz regelmäßig sofort nach der Fütterung 

 zu erfolgen pflegt. Das Auffangen der Hauptharnmenge unter Öl hat einen 

 besonderen Zweck: man muß auf jede "Weise zu vermeiden suchen, daß 

 im Innern des Yersuchsraumes die Feuchtigkeit der Luft einen höheren 

 Grad erreicht, weil sonst gar leicht Kondenswasserbildung auftritt, wo- 

 durch das Haarkleid der Tiere durchfeuchtet wird. Wahrscheinüch bedingt 

 ein solches Feuchtwerden großen Wärmeverlust, jedenfalls stellt es, wie 

 die Erfahrung lehrt . eine Gefahr für das Leben der Versuchstiere dar. 

 Diese Beobachtung stimmt mit der Erfahrung bei der Aufzucht von Jung- 

 tieren im Freien überein : Kälte . Hitze . Durst und Hunger werden viel 

 besser vertragen als eine gründhche Durchnässung. Fängt man den Harn 

 ständig unter Paraffinöl auf. so ist natürlich eine Verdunstung ausgeschlossen, 

 und außerdem bekommt man ein zuverlässiges Maß bei der Bestimmung 

 der täglichen Harnmenge. 



Um eine Zertrümmerung der Fensterscheiben bei unruhigen Ver- 

 suchstieren zu verhüten, sind alle Scheiben von innen her durch vor- 

 gesetztes verzinktes Drahtgeflecht gesichert (cf. Fig. 104). Alle Instrumente, 

 die im Innern gebraucht werden, sind in Blechbüchsen untergebracht, die 

 auf einer Etagere (in der Figur nicht sichtbar) aufgestellt werden. 



Eine besondere Aufmerksamkeit erfordert die ständige Versorgung 

 der Versuchstiere mit keimfreier Luft und Wärme. Kleinere Luftmengen 

 lassen sich sehr leicht, schon dui'ch ein steriles dichtes Wattepolster, ent- 

 keimen; will man aber größere Luftmassen, in unserem Falle 1 — V/ocm^ 

 pro Stunde, wochenlang keimfrei machen, so muß man kompliziertere V'or- 

 richtungen wählen, ein steriles Wattepolster wird schon in wenigen Tagen 

 von Luftkeimen durchsetzt. Um der Hygiene der Tierhaltung zu genügen, 

 mußte aber die Luft nicht nur keimfi-ei. sondern gleichzeitig auch möglichst 

 trocken, kohlensäurearm und mit gleichmäßiger Wärme geliefert werden. 



