328 



Richard Kempf. 



Ist eine Lösung öfters hintereinander auszuschütteln, so empfiehlt 

 es sich — namentlich bei quantitativen Extraktionen — . in einem 

 Stativ zwei Schütteltrichter derart übereinander anzubringen, daß der Stiel 

 des oberen Trichters in den Hals des unteren hineinragt. V) Man schüttelt 

 zunächst wie gewöhnlich in dem oberen Scheidetrichter aus, läßt dann die 

 extrahierte untere Schicht direkt in den zweiten Trichter 

 ab und schüttelt nun in diesem mit frischem Extrak- 

 tionsmittel aus. Inzwischen hat man den ersten Trichter 

 entleert und in dem Stativ unten angebracht, so daii 



Fig. 107 



Fig. 106. 



Fig. 107. 



Schütteltrichter 

 nach Posney. 



Schütteltrichter nach Eothe (altes Modell). 



Schütteltrichter nach Rolhe 

 (neues Modell). 



die zweimal ausgeschüttelte Flüssigkeit nun wieder in ihn zurückgelangt, 

 worauf nach der dritten Ausschüttelung das Spiel von neuem beginnt. Man 

 erspart auf diese Weise ein Gefäß zum Auffangen der abgelassenen 

 unteren Schicht und das lästige, eventuell mit Verlusten verknüpfte Um- 

 gießen aus diesem Gefäß in den Scheidetrichter zurück. 



Denselben Zweck verfolgen eine Reihe von Konstruktionen , bei denen 

 ein Paar miteinander verbundener Extraktionsräuine einmal unter sich 

 kommunizieren können, dann aber auch jeder für sich nach außen 

 zu entleeren ist. Derartige Schütteltrichter sind u. a. von Schütze-), 



1) Vgl. z. B.: A. A. Blair, The Chemical Analysis of iron. 7. Aufl. 1908, S. 210: 

 auf S. 191 ist hier auch der praktische Car>iotsche Scheidetrichter geschildert. 



-) Hob. Schilf ~e, Scheide- und Ausschüttelapparat. Cheni.-Ztg. Bd. 11, S. 1059 (1887); 

 ehem. Zeutralbl. 1887. S. 1365. 



