Ersänznngeu zur .,Allffemeinen chemischeu Laboratoriumstechnik" 



339 



r 



Alle bisher beschriebenen Apparate, mag nun der Destillationskolben 

 seitüch augeordnet sein (Prinzip des Apparates von Kutscher und Steudel^) 

 oder unterhalb des Extraktionsraumes (Prinzip des Apparates von Schwarz^) 

 und van Bijn^), haben die Eigenheit, daß die Lösung während der 

 Extraktion mehr oder minder stark — meistens bis nahe zum Siedepunkt 

 des angewendeten organischen Lösungsmittels — erwärmt wird. Leicht 

 zersetzliche Substanzen können daher mit derartigen Apparaten nicht 



Apparat zur Extraktion von Lösungen nach Embden nnd Lind. 



automatisch extrahiert werden. Ebenso bedenklich ist es, in solchen 

 Apparaten mit leicht zersetzUchen Lösungsmitteln, z.B. mit Essigester 

 bei Gegenwart von Miueralsäureu. zu extrahieren. Will man z. B. aus Eisen- 

 gallustinten nach dem Ansäuern mit Salzsäure den Gerbstoff mittelst 

 Essigesters ausziehen, so tritt schon bei wenig erhöhter Temperatur sehr 

 rasch eine Hydrolyse des Esters in Alkohol und Essigsäure ein und der 

 Alkohol löst sofort auch den Tintenfarbstoff auf, mit dem das Extrakt daher 

 stark verunreinigt wird. Außerdem erfolgt bereits nach wenigen Minuten 



») Vgl. dieses Handbuch. Bd. 1, S. 181. 



-) Vgl. dieses Handbuch. Bd. 1. S. 178. Fig. 352. 



3) Siehe dieses Handbuch. Bd. 1, S. 179, Fig. 353. 



