340 



Richard Kempf. 



eine Vermischung der Schichten, da der Alkohol sowohl mit Wasser wie 

 mit Essigester in allen Verhältnissen mischbar ist. Diesen f beiständen 

 hilft ein ebenfalls von Kempf ^) vorgeschlagener Apparat, bei dem der 

 Extraktionsraum mit einem Kühlmantel umgeben ist, wirksam ab (Fig. 117). 

 Das spiralig gewundene Trichterrohr ist unten am Ende pilzförmig aus- 

 gebildet und brausenförmig mit äußerst feinen Löchern versehen. 



Nötigenfalls kann man durch Schaffung von Minder druck den 

 Siedepunkt des Lösungsmittels noch wesentlich erniedrigen und so die 

 Gefahr einer Überhitzung der Substanz beseitigen. 

 F'giiT- Man braucht nur das Innenrohr des Kühlers, das 



oben olivenförmig gestaltet ist, durch einen Druck- 

 schlauch mit einer Luftpumpe zu verbinden. Nur 

 ist hierbei zu beachten, daß der Druck nicht so 



weit erniedrigt werden darf, 

 Fig. 118. daß der Siedepunkt des Lö- 



sungsmittels der Tempera- 

 tur des Kühlwassers nahe 

 kommt. Denn dann bleibt 

 die Kondensation derDämpfe 

 unzureichend und ein großer 

 Teil von ihnen wird von der 

 Pumpe abgesaugt. 



Die von Fo erst er 2), Ku- 

 magaica und Siito^), Fiske*), 

 Bacon und Dunbar ^), Yo- 

 cler^) vorgeschlagenen Ex- 



Apparat zur Extraktion wärme- 

 empfindlicher Lösungen XJniversal-Extraktionsapparat 

 nach Kempf. nach Hohn. 



1) i?. Kempf, Ein Appa- 

 rat zur selbsttätigen Extraktion 

 wärmeempfindlicher Lösungen. 

 Chem.-Zeitg. Bd. 37, S. 774 (1913). 

 — Siehe ferner: Derselbe, 

 Untersuchungen über Eisengallus- 

 tinten. 12.Mitt. Selbsttätige Vor- 

 richtung zum Ausziehen von 

 Eisengallustinten mit Essigester. 

 Mitteilungen aus dem Kgl. Materialprüfungsamt. Bd. 31, S. 451 (1913). 



^) 0. Foerster, Zur Extraktion von Fliissigkeiten. Chem.-Zeitg. Bd. 22, S. 421 

 (1898) ; Chem. Zentralbl. 1898, Bd. IL S. 244. 



=>) M. Kumagawa und K. Suto, Über die Bestimmung des Fettgehaltes tierischer 

 Flüssigkeiten nach Pflüger-Dormeyer. Hofmeister?, Beitr. z. chem. Physiol. u. Path. Bd. 4, 

 S. 185 (1904). 



*) A. H. FisTce, Apparat zur Extraktion von Flüssigkeiten mit Äther. Amer. 

 Chem. Journ. Vol. 41, p. 510 (1909); Chem.-Zeitg. Bd. 33, Rep. S. 389 (1909). 



5) R. F. Bacon und P. B. Dunbar, Neue chem. Apparate. 1. Apparat für fort- 

 laufende Extraktion von Flüssigkeiten mit nichtmischbaren Lösungsmitteln, die leichter 

 sind als Wasser. U. S. Dept. Agric, Bur. Chem., Circ. 80 (1911); Chem.-Zeitg. Bd. 36, 

 Rep. S. 17 (1912). 



«) P. A. Yoder, Bemerkungen zur Bestimmung der Säuren im Rohrzuckersaft. 

 Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 3, p. 640 (1911); Chem.-Zeitg. Bd. 36, Rep. S. 12 (1912). 



