Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



399 



Über eine praktische Art der Reihensclialtung von AVasclif laschen 

 und eine handliche Montage von Waschflaschen an 7vij;pschen Apparaten 

 berichtete Recklehen, i) 



yy) Trockentürme. 



Der von Pfeiffer-) angegebene Doppelturm (Fig. 148) dient zum 

 schnellen und intensiven Trocknen größerer Gasmengen durch konzen- 

 trierte Schwefelsäure. Er besteht aus einem großen und ziemlich weiten 

 Trockenturm nach Fresenius (vgl. Bd. L S. 201 und Fig. 382, S. 200), auf 

 dessen Halsschliff ein zweiter Turm von genau derselben Form und Größe 

 umgekehrt stehend und luftdicht aufgesetzt ist. Der gesamte Hohlraum 



Fig. 3 50. 



Trockenturm nach Spnng 

 (Modell mit 2 Etagen). 



Trockenturm mit 4 Etagen 

 nach Spring. 



Trockenturm nach Hase. 



ist mit großen Glasperlen ausgefüllt. In den 

 Apparat wird durch den unteren Tubus konzen- 

 trierte Schwefelsäure bis zur halben Höhe des 

 erweiterten Teils gegossen. Dreht man den 

 Apparat um. so rieselt die Schwefelsäure durch den mit Glaskugeln ge- 

 füllten Raum hindurch nach unten, wo sie sich sammelt. In diesem Zu- 

 stand ist der Apparat gebrauchsfertig. Man verwendet etwas lange Kaut- 

 schukschläuche und kann dann auch während des Betriebes den Turm von 

 Zeit zu Zeit umdrehen, und dadurch die Glasperlen von frischem mit der 

 Waschflüssigkeit benetzen. Das Absorbens wird auf diese Weise gründlich 

 ausgenutzt. 



Eine naheliegende sinnreiche Modifikation dieser \'orrichtung gab 

 Bach^) an (Fig. 149 1. Die Handhabung des Apparates erhellt ohne weiteres 



') H. Recklehen , Einfache Vorrichtung zur handlichen Benutzung einer Reihe 

 von Waschflaschen. Chem.-Zeitg. Bd. 35, S. 279 (1911). 



-) Umkehrbare Schwefelsäuretiirme nach Prof. Dr. Pfeifer, zum Austrocknen 

 größerer Gasmengen. Chem.-Zeitg. Bd. 34, S. 142 (1910). 



3) H. Bach, Ein Schwefelsäuretrockenturm. Chem.-Zeitg. Bd. 84, S. 267 (1910). 



