400 



Richard Kempf. 



aus der Zeichnung. Ist der in der Einschnürung befindliche Hahn ge- 

 öffnet, so durchstreicht das Gas die feuchten Glaskugeln und wird ge- 

 waschen, wird er für kurze Zeit geschlossen, so wird die Wascliflüssigkeit 

 durch das seitliche Rohr emporgedrückt und berieselt die Glaskugeln von 

 frischem. \'orausgesetzt ist hierbei nur. daß das Gas unter genügendem 

 Druck steht. 



Trockentürme (und ebenso Gaswaschaufsätze) mit mehreren senkrecht 

 übereinander angeordneten Absorptionskammern sind in Anlehnung an einen 

 von Fiunii^) angegebenen Demonstrationsapparat, der die Einwirkung von 

 Schwefelwasserstofl'gas auf Salzlösungen veranschaulicht, von verschiedenen 

 Seiten vorgeschlagen worden, so u.a. von llnch-) (siehe auch weiter 



Fig. 153. 



Fig. 155 



'^^ 



Chlorkalzinrn- 



rohr 

 nach Schilling. 



Trockentnrni naoh ^f'orjtocek. 



Chlorkalziumrohr nach Chlorkalzinmrohr mit axialer 

 R. yiüller. Scheidewand nach Koh. 



unten. S.440, dessen Gasentwicklungsapparat i. Hase'') (Fig. 150) und Spane/*) 

 (Fig. 151 u. 152i. Man beschickt z. B. den untersten Kaum mit Schwefel- 

 säure und die obere Kammer mit Chlorkalzium oder Phosphorpentoxyd. 

 In dem zuletzt abgebildeten Apparat sind die zwei unteren Kammern für 

 flüssige, die zwei oberen für feste Absorptionsmittel bestimmt. 



Ein ähnhches Trockensystem schlug auch Woytacek'') vor (Fig. 153). 



') G. Fiumi , Apparat zum Demonstrieren der Einwiikung des Schwefelwasser- 

 stoffgases auf die verschiedenen Metallsalze. Chem.-Zeitg. Bd. 22. S. 376 (1898). 



^) Wasch- und Trockenapparat für Gase nach Ulrich. Chem.-Zeitg. Bd. 25, 

 S. 1062 (1901). 



") B. Hase, Zuschrift an die Redaktion. Chem.-Zeitg. Bd. 37, S. 31 (1913). 



*) Gasreinigungs- und Trockeutürme nach Spaiig, Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 1202 

 (1912) u. Bd. 37. S. 31 (1913). 



*) C. Woytacek, Ein neues Trockensystem. Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 316 (1912). 



