402 



Richard Kempf. 



die Schenkel außerdem Flach glasspiralen einsetzen, die das Gas zwingen, 

 einen langen Weg durch die Flüssigkeit zurückzulegen, i) (Fig. 157.) 



An Stelle von U-förmig gebogenen Röhren sind vielfach stehende 

 kleine Trockentürmchen in Gebrauch, die sich wegen ihrer handlichen und 

 stabilen Form sehr empfehlen. Man kann sie beim Wägen auf die Wage- 

 schale stellen, spart also einen Aufhängedraht oder dgi. Die Chlorkalzium- 

 röhren nach Hartmann^) (Fig. 158 u. 159; können durch Drehen des ein- 

 geschliffenen Kopf teils mit einem Handgriff geschlossen werden. Ganz 



Fig. 160. 



Fig. 16J. 



Absorption ssohlange 

 nach Cl. ^yinkle>^. 



Fig. 162. 



Absorptionsvorlage nach Peifenkofer (Pettenkof ersehe Röhre). 



ähnliche Chlorkalziumtürmchen, ebenfalls durch Drehen 

 des Stopfens verschließbar, sind auch von anderer 

 Seite vorgeschlagen worden. 3) 



es) Absorptionsvorlagen für Gase. 



Von den vielen Hundert Abarten von Absorp- 

 tionsvorlagen, die meistens speziellen analytischen 

 Zwecken angepaßt sind, seien hier nur einige wenige 

 von allgemeinerer Anwendbarkeit beschrieben. 



TFmÄ-Zers Absorptionsschlange*) (Fig. 160), 

 die Nachfolgerin der Pettenkof ersehen Röhre ^) 

 (Fig. 161)unddesPc'7/^o^schen Rohres6)(Fig. 162), 

 besteht aus einem auf drei angeschmolzenen Glas- 

 füßen ruhenden, spiralförmig ansteigenden Glasrohr, 

 das oben in einer Kugel mit Gasableitungsrohr endigt, 

 und in das unten eine Düse für den Gaseintritt ein- 

 geschmolzen ist. Das Gas bewegt sich in Gestalt einer 

 fortlaufenden Reihe kleiner Blasen, einer Perlen- 

 schnur ähnlich, längs der Windung des Schlangen- 

 rohres empor und gelangt erst nach verhältnismäßig langer Zeit zum Austritt. 



') H. Fleissner, U-Röhre mit Flachglasspiraleii. Chem.-Zeitg. Bd. 37, S.698 (1913). 



^) P. Hartmann, Neue Ghlorkalziumröhrcheii. Chem.-Zeitg. Bd. 36, S. 23 (1912). — 

 Derselbe, Umäudernng an Ghlorkalziumröhrcheii. Chem.-Zeitg. Bd. 37, S. 234 (1913). 



^) Neues Natron-Kalkröbrchen. Chem.-Zeitg. Bd. 37, S. 535 (1913). 



^) Cl. WinMer, ibsorptionsapparat für die Elementaranalyse. Zeitschr. f. analyt. 

 Chem. Bd. 21, S. 545 (1882). 



^) Vgl. z.B.: W.Hempel, Gasanalytische Methoden. Braunschweig (Friedr. Vie- 

 weg & Sohn) 1890, 2. Aufl. S. 82. 



^) Siehe z. B. : C. R. Fresenius, Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse. 

 Braunschweig (F. Vieweg & Sohn). 6. Aufl., Bd. II, S. G6, 70 ff . (1896) und Bd. I, S. 224 

 (1898). — Ferner: W. Hempel, 1. c. S. 83. 



Absorptionsvorlage nach Piligot. 



