408 Richard Kempf. 



Bezüglich erhitzten Kupferoxyds i) sowie metallischen Natriums 2) als 

 Absorbentien für ^Yasserstoff sei auf die Literatur verwiesen. 



yy) Äbsorptionsmittel für Saueistoff. 



An Stelle von alkalischer PyrogalloUösung, die bekanntlich unter Um- 

 ständen geringe Mengen Kohlenoxyd abgibt»), kann nach von der Pfordten*) 

 eine Chromchlorürlösung zur Absorption von Sauerstoff dienen. Diese 

 Lösung ist das einzige Absorptionsmittel, das gestattet, den Sauerstoff aus 

 Schwefel Wasser Stoff gas heraus zu absorbieren, s) Jedoch ist zu be- 

 achten, daß sich Chromchlorür bei Gegenwart von Salzsäure allmählich 

 unter Wasserstoffentwicklung zersetzt.^) 



Auch eine alkalische Lösung von Xatriumhydrosulfit (NaoS-^O^) 

 ist zur Sauerstoffbindung ausgezeichnet geeignet'), wie namentlich die 

 Untersuchungen von Franzen^) ergeben haben. 



S Rch Bennstedt und Hassler ^) ist eine Lösung von Kupfer chlor ür 

 in Salzsäure, in die hinein man metallisches Kupfer in Form von Draht- 

 netzrollen stellt, ein sehr wirksames Absorptionsmittel für Sauerstoff. Die 



^) Ed. Jäger, Über eine volumetrische Bestimmung von Wasserstoff, Methan und 

 Stickstoff in Gasgemischen durch frakt. Verbrennung mit Kupferoxyd. Journ. f. Gasbel. 

 Bd. 41, S. 764 (1898); Chem. Zentralbl. 1899. Bd. I, S. 59. — Derselbe, Apparat zur 

 volumetrischen Bestimmung von Wasserstoff, Methan und Stickstoff in Gasgemischen. 

 Chem. Zentralbl. 1899. Bd. I, S. 636. — Siehe ferner .4. Gautier, Grenzen der Yerbrenn- 

 barkeit des Wasserstoffs und der kohlenstoffhaltigen Gase durch rotglühendes Kupfer- 

 oxyd, wenn sie mit einem großen Volumen Luft verdünnt sind. Comptes rendus de 

 l'Acad des sciences de Paris. T. 130, p. 1353 (1900); Chem. Zentralbl. 1900. Bd. II. 

 S. 15. — G. r. Ktiorre, Über die Analyse des Leuchtgases und ähnlich zusammenge- 

 setzter Gasgemische, insbesondere über die Stickstoffbestimmung im Leuchtgase. Chem.- 

 Zeitg. Bd. 33, S. 717 (1909). — V. NesmjeJou; 1. c. 



-) H.Moissan, Darstellung und Eigenschaften des Xatriumhydrürs. Comptes 

 rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 134, p. 71 (1902); Chem. Zentralbl. 1902. 

 Bd. I, S. 397. — Vgl. auch: M.W. Travers, Experimentelle Untersuchung von Gasen. 

 Braunschweig (F. Vieweg & Sohn) 1905, S. 41. 



^) Siehe darüber z. B.: Cl. Winkler, Lehrbuch der techn. Gasanalyse. Freiberg 

 (Engelhardtsche Buchhandlg.). 2. Aufl., 1892, S. 74. 



■*) 0. von der Pfordten, Neues Absorptionsmittel für Sauerstoff. Liebigs Annal. 

 d. Chem. u. Pharm. Bd. 228. S. 112 (1885). — Vgl. auch: Derselbe, Untersuchungen 

 über das Titan, ebenda Bd. 234. S. 257 (1886). 



'=) Vgl.: W. Hemjiel, Gasanalytische Methoden. 3. Aufl.. 1900, Braunschweig 

 (F. Vieweg & Sohn). S. 138. 



^j P. Jannasch und Vikt. Meyer, Über die Bestimmung des Kohlenstoff-, Wasser- 

 stoff- und Stickstoffgehaltes organ. Verbindungen durch eine und dieselbe Verbrennung. 

 Liebigs Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 233, S. 379 (1886). 



"') Vgl. z. B. : JuJ. Meyer, Zur Kenntnis der hydroschwefligen Säure. Zeitschr. f. 

 anorg. Chem. Bd. 34, S. öl (1903). 



*) H. Fransen, Über die Verwendung des Xatriumhydrosulfits in der Gasanalyse. 

 Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 39. S. 2069 (1906). — Siehe auch: Derselbe. Zur 

 Analyse hochprozentiger Gase. Zeitschr. f. anorg. Chem. Bd. 57. S. 397 (1908). 



*) M. Dennstedt und F. Hassler, Die gleichzeitige Bestimmung des Stickstoffs 

 mit Kohlenstoff, Wasserstoff usw. in organischen Verbindungen nach der Methode der 

 vereinfachten Elemeutaranalyse. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 41, S. 2780 (1908). 



