Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik" 



423 



bierrohres etwa zwei Drittel des Halses ausfüllt; das Probierrohr beschickt 

 man ebenfalls mit Schwefelsäure, und zwar mit einer etwa 5 cm hohen 

 Schicht. Von der Substanz wird in der üblichen Weise in ein Kapillar- 

 röhrchen von höchstens 1 mm lichter Weite soviel eingefüllt, daß sich nach 

 dem Zusammenrütteln eine auf dem Boden des Röhrchens 2 bis höchstens 

 3 mm hoch stehende Schicht bildet. Das Doppelbad wird ohne Verwendung 

 eines Drahtnetzes erwärmt und die Temperatur von 10" unterhalb des zu 

 erwartenden Schmelz- 

 punktes ab so langsam Fig. in. 

 gesteigert, daß zur Tem- 

 peraturerhöhung um 1^ 

 mindestens ^ ., Minute 

 erforderlich ist. Die 

 Temperatur, bei der die 

 undurchsichtige Sub- 

 stanz durchsichtig wird 

 und zu durchsichtigen 

 Tröpfchen zusammen- 

 fließt, ist als der Schmelz- 

 punkt anzusehen. 



Einen sorgfältig 

 durchkonstruierten 

 Schm elzpunktbestim- 

 mungsapparat gsbLand- 

 siecll^] an (Fig. 174). 

 Die Vorrichtung ge- 

 stattet, ebenso wie die 

 Apparate von Both, 

 Houben u. A.. die direkte 

 Ablesung des korri- 

 gierten Schmelzpunk- 

 tes. Die Badflüssigkeit 

 ist durch ein Chlorkal- 

 ziumrohr vor der Feuch- 

 tigkeit der Außenluft 

 geschützt. Zur Einfüh- 

 rung und zum Fest- 

 halten der Kapillarröhr- 

 chen. die eine oben trichterfömig erweiterte Mündung haben, dient eine 

 ungefähr 4 mm weite Glasröhre, die knapp an dem Thermometer anliegt, 

 oben aus dem Kolbenhals herausragt und unten, wo sie etwas abgeschrägt 

 und bis auf eine Öffnung von etwa 2 mi» Weite zugeschmolzen ist, bis an 

 die Thermometerkugel reicht. Man läßt das Kapillarröhrchen von oben her 



Schmelzpnnktbestimmungsapparat nach Landsied!. 



') A. Landsiedl, Zur Schmelzpunktbestimmuug. Chem.-Zeitg. Bd. 29, S. 765 (1905). 



