426 



Richard Kempf. 



zuverlcässige Resultate. Die Durchmischiing der Badflüssigkeit besorgt hier 

 ein von einer Wasserturbine mittelst eines exzentrischen Rades betrie- 

 bener Rührer, dessen unteres, ringförmig gebogenes Ende, wie der Rühr- 

 stab in dem Apparat von Matton, eine vertikal hin- und hergehende Be- 

 wegung ausführt. 



Eine ähnliche Rührvorrichtung, die wenig Raum beansprucht und 

 recht praktisch zu sein scheint, gab Biesenberf/cr^) an (Fig. 178). Der Rühr- 

 antrieb besteht, wie in der Abbildung ersichtlich, aus einem zu seiner 

 Achse unter einem bestimmten Winkel geneigten Kreisring, der, durch die 

 Turbine in drehende Bewegung gesetzt, mit seinem vertikal auf- und nieder- 



Fig.178. 



Rührwerk für Schmelzpnnktbestiiumuugs- 

 apparate nach Biesenberger. 



Seh melzpunktbestimmungsapparat nach 



SMfzenherg. 



steigenden Rand den Rührer betätiat. 



Dessen Hubhöhe ist abhängig von 

 dem Neigungswinkel des Ringes : je schiefer man diesen eingestellt hat, 

 um so höher wird der Rührer bei jeder ll^mdrehung emporgehoben. 



Eine eigenartige Rührmethode, die das Prinzip der Winklerschen 

 Absorptionsschlange (vgl. oben, S. 402) benützt, gab Stoltzenher(j-) für 

 Schmelzpunktkolben an (Fig. 179). Die Heizflüssigkeit wird durch Gas- 

 blasen in Kreislauf versetzt, die durch das mittelste enge Rohr unten in 



*) Vgl.: Warmhrnnn , (^idlitz rf- Co., Neues Rührwerk nach Biesenberger. Im 

 Laboratorium. Bd. 2, S. 295 (1913). 



-) H. Stoltzenberg, Schmelzpunktbestimmuugsapparat. (Auch zu benutzen zur Lös- 

 lichkeitsbestimmung kleiner Substanzmengen.) Ber. d. Deutschen ehem. Gesellsch. Bd. 42, 

 S. 4322 (1909). 



